478 Dr. E. Abbe: 
Dagegen muss aber ausdrücklich hervorgehoben werden, dass für 
sehr schiefes Licht — wenn es sich etwa darum handelt, an Test- 
objecten die äusserste Grenze des Auflösungsvermögens der Objective 
in Anspruch zu nehmen, — der Apparat nicht ganz das erreicht, 
was der einfache Hohlspiegel leisten kann. Der Grund liegt theils 
darin, dass die stark geneigten Strahlen eine merkbare Verminde- 
rung ihrer Intensität erleiden; theils ist er in dem Umstande zu 
suchen, dass die unvermeidlichen Reflexe an den Fiächen des 
Condensors bei excentrischer Lage der Diaphragmenöffnung Neben- 
bilder der Lichtfläche unter dem Präparat erzeugen, deren Beitrag 
zum mikroskopischen Bilde die Wirkung beeinträchtigen muss. Es 
dürfte ausser durch ganz unpraktische Complicationen — nicht 
möglich sein, diesen Nachtheil zu beseitigen. Da er aber bei cen- 
traler Beleuchtung vollkommen hinwegfällt, weil alsdann alle Refiex- 
bilder in der Axe liegen, bei mässig schiefem Lichteinfall er aber 
auch unmerklich bleibt, der geringen Intensität der Reflexe wegen, 
so leidet darunter der gewöhnliche Gebrauch des Mikroskops nicht 
im geringsten. Nur scheint es, im Hinblick auf den namhaft ge- 
machten ungewöhnlichen Fall, angemessen, die Einrichtung so zu 
treffen, dass der Illuminator ohne Umstände mit dem einfachen 
Hohlspiegel vertauscht werden kann. Es wird desshalb der ganze 
Diaphragmenapparat mit dem zugehörigen Planspiegel zu einem 
Stück verbunden, welches (mittelst einer Coulisse) ebenso schnell 
und sicher unter dem Tisch des Mikroskops angebracht und wieder 
entfernt, wie der Condensor in die Tischplatte eingefügt und wieder 
ausgehoben werden kann. 
Soll mit polarisirtem Licht beobachtet werden, so braucht nur 
der polarisirende Nicol, in eine passende Metallscheibe gefasst, , an 
Stelle einer Blendung in den Diaphragmenträger eingesetzt zu wer- 
den. Die Wirkung ist in allen Stücken die nämliche wie bei der 
gewohnten Einrichtung. 
Was endlich die Beobachtung der Objecte durch positive Bilder 
in dunklem Felde anlangt, so tritt der betreffende Beleuchtungs- 
effect in der oben erläuterten Form ohne alles weitere Zuthun in 
Thätigkeit, sobald in den Diaphragmenträger bei centrischer Stel- 
lung desselben statt der früheren Lochblendungen ein schmaler Ring 
eingelegt wird, der mittelst dünner Speichen eine centrale Scheibe 
von ca. 12 Mm. Durchmesser trägt. Ist der Oeffnungswinkel des 
angewandten Objectivs kleiner als der angulare Durchmesser des 
