Ueber einen neuen Beleuchtungsapparat am Mikroskop. 479 
auf diese Weise unwirksam gemachten mittleren Theils der dispo- 
nibeln Lichtfläche unter dem Präparat, so gelangt kein geradlinig 
durch letzteres hindurchtretender Strahl in das Mikroskop und das 
freie Sehfeld wird vollkommen dunkel. Das Bild wird ausschliess- 
lich durch solche Strahlen erzeugt, die nach dem Durchtritt durch 
das Präparat an der Grenze zwischen Deckglas und Luft durch 
Spiegelung auf jenes herabgeworfen und an seiner Oberfläche wieder 
diffus reflectirt sind und durch solche, welche auf ihrem Wege durch 
das Praparat, sei es durch Brechung, sei es durch Beugung, nach 
der Axe hin abgelenkt worden sind. Je nach der Structur der Ob- 
jecte ist bald der eine, bald der andere Theil der überwiegende ; 
bei Verwendung einer Immersionslinse bleibt natürlich nur das im 
Object abgelenkte Licht wirksam, da die Reflexion an der obern 
Deckglasfläche fast ganz fortfällt. Ist das Präparat weder allzu 
durchsichtig noch allzu undurchsichtig und sind sonst die Umstände 
für die fragliche Wirkung günstig, so können die so erhaltenen rein 
positiven Bilder eine beträchtliche Lichtstärke gewinnen. In vielen 
Fällen — z. B. bei trocken liegenden Diatomeen — ist die Hellig- 
keit gross genug, um bei gewöhnlichem guten Tageslicht eine 5— 600- 
fache Vergrösserung recht wohl zu gestatten, namentlich dann, wenn 
der Zwischenraum zwischen der obern CGondensorlinse und dem Object- 
träger durch einen Tropfen Wasser ausgefüllt wird. 
Sollen mit dieser Beleuchtungsart Objective verwandt werden, 
deren Oeffnungswinkel merklich über 40° hinausgeht, so muss der- 
selbe durch Abblendung der peripherischen Zone entsprechend re- 
ducirt werden; einestheils, weil sonst das Gesichtsfeld nicht dunkel 
erhalten werden kann, ohne die wirksame Lichtfläche im Condensor 
allzu sehr zu schmälern; anderntheils auch desshalb, weil ein zu 
grosser Divergenzwinkel der abbildenden Strahlenkegel fast bei allen 
Objecten die Vollkommenheit des Bildes sehr beeinträchtigt. — Diese 
bei allen stärkeren Objectiven unentbehrliche Abblendung wird durch 
Diaphragmen mit passender Oefinung, die man über die oberste 
Linse aufschraubt, bewirkt. Das Auflösungsvermögen des Objectivs 
wird dadurch natürlich auf dasjenige Maass vermindert, welches der 
übrig bleibenden freien Oeffnung entspricht. 
Ich mus es dahin gestellt sein lassen, ob und in wie weit diese 
Beleuchtungsart — welche im’ Wesentlichen die des Wenham’schen 
Paraboloids ist — für wissenschaftliche Untersuchungen irgend eine 
Bedeutung gewinnen kann. Jedenfalls aber unterliegt sie bei der hier in 
