480 Dr. E. Abbe: Ueber einen neuen Beleuchtungsapparat am Mikroskop. 
Rede stehenden Einrichtung nicht im geringsten den Ausstellungen, 
die man in Bezug auf die Vollkommenheit der Bilder bei ihr er- 
hoben hat und die Harting als dem Prineip dieser Wirkung an- 
haftend hinstellt. Im Gegentheil erhält man mit guten Objectiven 
auch bei starker Vergrösserung — wenn sonst die Objecte darnach 
sind — nicht nur sehr nette und deutliche, sondern häufig auch 
sehr charakteristische Bilder, die wegen ihres plastischen Hervor- 
tretens auf dem dunklen Grunde mindestens für Demonstrationen 
oft entschiedene Vortheile bieten dürften. 
In Bezug auf den Gebrauch des Apparates mit durchfallendem 
Licht mag noch bemerkt sein, dass bei Anwendung sehr schwacher 
Vergrösserungen, wenn die disponible Lichtquelle nur wenig ausge- 
dehnt ist, häufig keine gleichförmige Beleuchtung des Objects er- 
halten wird, weil das Bild der Lichtquelle im Focus des Condensors 
nicht gross genug ist, um den ganzen sichtbaren Umfang des Prä- 
parats zu bedecken. Man gewinnt in diesem Falle ein gleichmässig 
und hinreichend stark erhelltes Sehfeld, wenn man den Planspiegel 
durch ein Stück weisses Papier überdeckt. — Soll mit Lampenlicht 
beobachtet werden, so ist es das Zweckmässigste, in gerader Linie 
zwischen Flamme und Spiegel eine möglichst grosse Sammellinse — 
am einfachsten eine mit mässig blau gefärbtem Wasser gefüllte 
grosse Glaskugel — einzuschalten, um die Leuchtkraft der kleinen 
Flamme auf deren grössere Oberfläche zu übertragen. Dieses‘ ist 
erreicht, wenn die Spitze des von der Linse oder der Kugel aus- 
gehenden Lichtkegels den Spiegel trifft und dessen Fläche voll- 
ständig erhellt. 
Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass die Beobachtung 
des im vorangehenden Aufsatze mehrfach erwähnten Oeffnungsbildes 
in der obern Focalebene des Objectivs (durch Herabsehen in den 
offenen Tubus) das einfachste Mittel darbietet, alle hier discutirten 
Wirkungen direet zu controliren und dass eine solche Controle eben 
so sehr für die praktische Handhabung des in Rede stehenden 
Apparates wie für die richtige Beurtheilung der verschiedenen Be- 
leuchtungseffecte überhaupt von Vortheil sein wird. 
