Mikrographische Mittheilungen. 805 
mern W. 0—V, von denen I, III und V den älteren Nummern I, 
II und III entsprechen. Dazu kommen die orthoskopischen Oculare 
Nr. I-IV mit ihrem grossen Gesichtsfeld und in neuster Zeit die 
aus einem Stück geschliffenen Oculare I--IIl. Von diesen entspricht das 
erste in der Vergrösserung etwa der Nr. V der gewöhnlichen Oculare; 
Nr. H und III vergrössern dagegen das von dem Objectiv entwor- 
fene Bild das erstere etwa 25, das letztere 40 Mal. Die Arbeit an 
diesen Ocularen ist nach den in meinen Händen befindlichen Exem- 
plaren so vorzüglich und der Lichtverlust so gering, dass sich die- 
selben, namentlich aber Nr. II, auch bei stärkeren Objectivsystemen 
noch recht gut verwenden lassen, bei gut construirten schwächern 
aber gewisse von deren Capacität umfasste Structurverhältnisse 
zur Anschauung bringen, auf deren klare Sichtbarmachung man 
anders hätte verzichten müssen. 
Die Objectivsysteme sind durch die neuen Trockensysteme Nr. 
1-9, von denen das stärkste auch mit Correctionsvorrichtung ver- 
sehen wird, und durch drei Immersionssysteme Nr. 8, 9 und 10 
mit Correctionseinrichtung vertreten. 
Die ersteren, von denen die Nummern 3, 5, 7 und 9 den äl- 
teren Systemen 1, 2, 3 und 4 entsprechen, zeichnen sich auch jetzt 
noch durch ihre Billigkeit aus und geht das Streben des gegen- 
wärtigen Leiters der Kellner’schen Werkstätte dahin, dieselben in 
ihrer Leistungsfähigkeit immer mehr zu vervollkommnen. Dass 
dieses Streben nicht ohne Erfolg geblieben ist, davon habe ich mich 
an mehreren Combinationen überzeugt. Dieselben können bei der 
correecten Zeichnung, welche sie bei gerader Beleuchtung gewähren, 
wenn sie auch an auflösendem Vermögen gegen andere Leistungen 
neuester Zeit noch etwas zurückstehen, dennoch bezüglich ihrer 
Anwendbarkeit für die weitaus grössere Mehrzahl histiologischer 
Untersuchungen mit Recht empfohlen werden. Ueber die Eintauch- 
systeme hoffe ich in nächster Zeit berichten zu können. Bisher hat 
mir nur Nr. 8 vorgelegen. Die Leistungen liessen für die stärkeren 
Systeme Gutes erwarten, ohne dass bei dem Mangel der Correc- 
tionsvorrichtung die volle Ausbeutung des auflösenden Vermögens 
und demgemäss eine scharfe Vergleichung mit anderen gleichstarken 
Combinationen möglich war. 
Neben den alten bewährten Werkstätten zeichnet sich seit we- 
nigen Jahren das Institut eines jüngeren Optikers, R. Winkel in 
Göttingen, durch wirklich hervorragende Leistungen aus. 
Zuerst wurde von Professor Listing, an welchem der Praktiker 
