806 Professor Dr. L. Dippel: 
einen unschätzbaren Berather in theoretischer Richtung gefunden 
hat, auf denselben aufmerksam gemacht (in den Berichten der Göt- 
tinger gelehrten Gesellschaft); dann geschah auch in diesem Archiv 
von dessen bezüglichen Arbeiten verschiedentlich durch Professor 
Dr. Merkel Erwähnung. 
Von Stativen, deren Preise besonders berechnet werden, fertigt 
Winkel sechs Nummern, welche den verschiedenartigsten Anforde- 
rungen zu entsprechen geeignet sind und deren mechanische Aus- 
führung, soweit ich dieselbe an einem grössern nnd einem mittlern 
Instrument kennen gelernt habe, als eine vorzüglich schöne und 
solide bezeichnet werden darf. Das grösste Stativ Nr. 1 mit dreh- 
barem Objeettische und einer der bei der folgenden Nr. beschriebe- 
nen gleichen Einstellungsvorrichtung wird mit 52 Thaler berechnet. 
Das Modell Nr. 2 (Hufeisenstativ) besitzt Drehung um die optische 
Achse und Schlittenvorrichtung mit Cylinderblenden. Die grobe Ein- 
stellung ist von eigenthümlicher Einrichtung, wodurch bei richtiger 
Wahl der für die Reibungsflächen verwendeten Metalle grosse Sicher- 
heit und Sanftheit der Bewegung erzielt wird. In die äussere, rück- 
wärts mit einem Spalte versehene Messinghülse, welche das Rohr 
trägt, ist eine zweite längere von hartem Rothguss genau einge- 
passt, so dass sich das Rohr ohne Spielraum sanft und leicht aut 
und ab bewegen lässt. Ein in dieser inneren Hülse sitzender Stahl- 
zapfen hat seine Führung in dem Spalte der äusseren Hülse und 
es hängt an ihm eine Zugstange, deren anderes Ende an einem 
“in der Drehscheibe befindlichen Zapfen befestigt ist. Diese Stange 
hebt und senkt bei entsprechender Drehung der Scheibe die Roth- 
gusshülse und damit das mit ihr fest verbundene Rohr. Die feine 
Einstellung ist nach den Merz’schen Instrumenten construirt und 
zeichnet sich hier, wie bei den folgenden Instrumenten durch 
äusserst leichten und sichern Gang aus. Der Preis dieses Statives 
beträgt 48 Thaler. Das Stativ No. 3 mit Hufeisenfuss besitzt einen 
für sich drehbaren Objecttisch mit Gradeintheilung und Nonius. 
Bei Beobachtungen in polarisirtem Lichte können so, Ja die Blen- 
dungsvorrichtung (Cylinderblendung) darart eingesetzt ist, dass sie 
an der Tischdrehung nicht theilnimmt, Object, Polarisator und 
Analysator unabhängig voneinander gedreht werden. Die grobe Ein- 
stellung geschieht hier, wie bei den folgenden Nummern durch 
Verschiebung des Rohres. Der Knopf für die feine Einstellung be- 
findet sich über der Säule. Stativ Nr. 4 hat Aehnlichkeit mit dem 
bekannten mittlern Hufeisenstativ von Merz, zeichnet sich aber in 
