Mikrographische Mittheilungen. 807 
manchen Einzelheiten vor demselben aus. Der Träger des Tisches 
ist ausgeschnitten, so dass man weder bei Handhabung der nach 
unten verlegten Einstellschraube, noch bei der Bewegung des Spie- 
gels, welcher in einem an dem Spiegelträger befindlichen Schlitz auf 
und ab beweglich ist, gehindert wird. Der Blendungsapparat besteht 
aus Sehlittenvorrichtung mit Cylinderblenden. Hierdurch, wie durch 
ddie Grösse des Tisches (75 Mm. Seite) und die in jeder Beziehung 
solide und handliche Bauart dürfte sich dieses Stativ, welches zu 
39 Thaler berechnet wird, ganz besonders als Arbeitsmikroskop für 
alle Diejenigen empfehlen, welche auf die Drehung um die optische 
Achse Verzicht leisten wollen. Die Bauart des mit Hufeisenfuss 
versehenen und zu 20 Thaler berechneten Statives Nr. 5 ist gegen 
die des vorhergehenden insofern verschieden, als die Dimensionen 
etwas vermindert erscheinen und der mit Cylinderblenden versehene 
Blendungsapparat zur Seite gedreht wird, wenn die Tischöffnung 
für schiefes Licht frei gemacht oder jene gewechselt werden sollen. 
Das kleinste Stativ zu 11 Thaler besitzt einen runden Fuss und die 
feine Einstellung am Objecttische (nach H. v. Mohl). Als Blendungsvor- 
richtung dient eine mit vier Oeffnungen versehene Drehscheibe, welche 
etwa 1,75 Mm. tiefer liegt, als die Oberfläche der Tischplatte. 
Um den wichtigsten Theil des Mikroskopes, den optischen Ap- 
parat, hat sich Winkel neben sorgfältiger Construction der Oculare 
namentlich durch seine verhältnissmässig sehr billigen (Nr. 1 und 2 
a6 Thles; 3°& 7 Thlr.; 4 a 9 Thlr.; 5 und 6 & 10 Thlr.;, 7a 12 
Thlr.; 8& 15 Thlr.; 9 mit Correction & 26 Thlr.) Objectivsysteme 
ein anzuerkennendes Verdienst erworben. Es lagen mir fast sämmt- 
liche Nummern vor und sie haben die Probe glänzend bestanden. Im 
Allgemeinen kann ich, ehe ich zur näheren Besprechung der einzel- 
nen Systeme übergehe, vorausschicken, dass dieselben sämmtlich im 
Vergleiche zu andern gleichstarken, ein hohes Auflösungsvermögen 
besitzenden Combinationen (mit Ausnahme derer von Zeiss), was 
Lichtstärke und Abstand betrifft, einen nicht hoch genug anzu- 
schlagenden Vorsprung voraus haben. 
Das schwache System 2 mit einer Brennweite von 18 Mm. be- 
steht die Prüfung an den Schüppchen von Pieris brassicae und an 
dem Pinusschnitt, welcher nicht gerade stark aber doch etwas 
gelb gefärbt erscheint, recht gut und erweist sich als von so gutem 
Begrenzungsvermögen, dass noch sehr starke helostere Oculare 
vertragen werden. Bei centrischer Beleuchtung werden die Streifen 
der Navicula Lyra Ehrbg. der Möller’schen Probeplatte (mit 
