Bericht über die außerordentliche General -Versammlung. (61) 



und die Steigerung des Auflösungsvermögen der Objektive, eine Stufe er- 

 reicht wurde, die mit den heute zu Gebote stehenden Mitteln nicht übertroflfen 

 werden kann. 



Im Gegenteil, die Leistungsfähigkeit der Mikroskopobjektive mußte in 

 bezug auf ihre chromatische Korrektion gegenüber früher aus Kücksicht auf 

 ihre Haltbarkeit sogar etwas herabgemindert werden, weil die gegenwärtig 

 zur Verfügung stehenden Gläser, was Dispersion und Brechung anbetrifft, 

 nicht so günstig sind als die vor etwa 10—15 Jahren erzeugten. Die Fort- 

 schritte der Optik stehen in innigem Zusammenhange mit den Fortschritten 

 der Glastechnik. 



Die Glaswerke von Schott u. Genossen in Jena hatten früher Phos- 

 phatgläser geliefert, mit denen es möglich war, chromatisch viel vollendetere 

 Objektive herzustellen als dies heute der Fall ist. Leider hat es sich gezeigt, 

 daß Objektive, die aus diesen Gläsern hergestellt waren, in unseren Gegenden 

 schon in zirka 5 — 6 Jahren, in wärmeren Erdteilen dagegen schon in 1—2 

 Jahren infolge Zersetzung der Gläser undurchsichtig und unbrauchbar wurden. 

 Man muß sich deshalb mit Gläsern von weniger günstigen Eigenschaften be- 

 helfen. Solange es nicht gelingt, diese Schwierigkeiten in einwandfreier Weise 

 zu beheben, dürften auf diesem Gebiete wesentliche Fortschritte nicht zu 

 erwarten sein. 



Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, haben verschiedene Firmen, 

 darunter auch die meine, es versucht, auf anderem Wege die Leistungs- 

 fiihigkeit des Mikroskopes zu erhöhen. 



Siedentopf und Zsigmondy schlugen in der Anwendung künstlicher 

 Beleuchtung einen neuen Weg ein, auf dem es gelang, in kolloidalen 

 Lösungen selbst bei schwachen Vergrößerungen (200—300 fach) Teilchen 

 sichtbar zu machen, von denen bei gewöhnlicher Beleuchtung selbst bei den 

 stärksten Vergrößerungen keine Spur zu entdecken war. Diese Arbeiten ver- 

 anlaßten mich, auf andere Art eine Dunkelfeldbeleuchtung zu konstruieren, 

 die ich unter dem Namen „Spiegelkondensor" in die praktische Optik einge- 

 führt und auf der Naturforscherversammlung im Jahre 1906 in Stuttgart zum 

 erstenmale demonstriert habe. 



Selbstverständlich war ich, so wie die anderen Werkstätten, inzwischen 

 bemüht, diese Einrichtung zu vervollkommnen. Die neueren Spiegelkonden- 

 soren von mir sind in bezug auf Strahlenvereinigung verbessert, und um die 

 Beleuchtung den verschiedenen Lichtquellen entsprechend abstufen zu können, 

 habe ich die Plattenkondensoren mit einer Anzahl leicht auswechselbarer 

 L)iaphragmen versehen. Außerdem wurden sie mit einer Einrichtung ausge- 

 rüstet, durch die nach Ausschaltung der Dunkelfeldbeleuclitung und Ein- 

 schaltung einer Plankonvexlinse mit einem und demselben Apparat bequem 

 eine vollkommene Dunkelfeldbeleuchtung und ebenso eine vollkommene Kon- 

 densorbeleuchtung erzielt werden kann. Es kann also hintereinander das 

 Objekt mit Dunkel feldbeleuchtung und im durchfallenden Licht beobachtet 

 werden. 



