Bericht über die allgemeine Versammlung. (99) 
größten Teil hindurchlassen und nur zum geringen Teil reflektieren, 
würde, so daß man eine viel zu geringe Lichtwirkung im Präparat 
erhalten würde. 
Man gelangt aber zu einem günstigeren Resultate unter Zu- 
hilfenahme des dreiteiligen Abb&schen Kondensors von der nmm. 
Apertur 1.40, der mit einer zentralen Blende versehen ist, durch 
welche der mittlere Teil des Kondensors bis zur Apertur 1.0 ab- 
geblendet wird. 
Zusammenfassend möchte ich also hervorheben, daß für-das 
Fluoreszenzmikroskop folgendes notwendig ist: eine Lichtquelle, 
welche viel ultramikroskopisches Licht aussendet, ein Filter nach 
Wood, ein Sammellinsensystem aus Quarz und ein Mikroskop mit 
Quarz-Dunkelfeldkondensor. Die Aufstellung dieser Teile geschieht 
in der Reihenfolge: Lichtquelle, Sammellinsensystem aus Quarz, 
Filter, Mikroskop. 
Da das Fluoreszenzlicht dem sichtbaren Strahlenbereiche 
angehört, so sind Objektive und Okulare des Mikroskopes, wie 
bereits erwähnt, wie beim gewöhnlichen Mikroskop aus Glas. 
Das von der Lichtquelle kommende Licht, durch das Filter von 
den sichtbaren Strahlen befreit und von dem Beleuchtungsapparate 
aus Quarz auf das Präparat konzentriert, bringt dieses mehr oder 
weniger zum Selbstleuchten und zwar erscheinen die Bestandteile 
des Präparates verschieden gefärbt, je nach ihrer chemischen Natur, 
so daß sich leicht eine Unterscheidung chemischer differenzierter 
Gebilde durchführen läßt. So kann man z. B. ein Mutterkorn im 
Weizenmehle, das bei gewöhnlicher Beleuchtung nur schwer fest- 
zustellen ist, sofort erkennen, denn es leuchtet in hellweißer Fluore- 
szenzfarbe, während die Stärke schwach violett fluoresziert. 
Wie bekannt, gibt es nur sehr wenige Substanzen, die nicht 
fluoreszieren; ich nenne nur zwei davon, Porzellan und rote 
Blutkörperchen. Bei näherer Untersuchung wird sich wohl die 
Liste der nicht fluoreszierenden Körper erweitern lassen, doch 
werden die letzteren wegen ihrer geringen Zahl das Anwendungs- 
gebiet des neuen Instrumentes wohl nicht einengen. 
Das Fluoreszenzmikroskop dürfte für die Nahrungsmittel- 
chemie zur Feststellung von Verfälschungen und wahrscheinlich 
auch für die allgemeine Chemie von Bedeutung werden, ferner für 
* 
0 
{=} 
