!il4 Emil V. Marenzelle r. 



erfüllte auch so seine Aufgabe auf das Beste. Vorsichtshalber empfiehlt der Fürst 

 von Monaco die Einschaltung eines kleinen Dynamometers. Der zur Verwendung 

 gelangende Claviersaitendraht stammte aus der oben genannten Fabrik. Er ist 

 galvanisirt, besitzt einen Durchmesser von 11 mm und eine Tragfähigkeit von 

 140 lg auf einen Quadratmillimeter. 1000 m haben ein Gewicht von 7'41 kg. Das 

 Kilogramm kostet 1 Franc. 



Was die Lothe selbst anbelangt, so gibt es die verschiedensten Systeme. 

 Der Fürst von Monaco^) Hess auf Grund seiner Erfahrungen bei Herrn Le Blanc 

 in Paris ein Loth (Fig. 3) construireu, welches als eine Verbesserung der älteren 

 anzusehen ist. weil es grössere Quantitäten von Gruudproben heraufbringt und 

 der Mechanismus, welcher den Abschluss bewirkt, nicht selbst den Boden berührt, 

 sondern in einem Ansätze aus Bronze G verwahrt ist. Das Loth besteht aus 

 einem hohlen, an seinem oberen Ende P verdickten Cylinder A aus Eisen, Avelcher 

 an seinem unteren Ende durch einen Hahn abgeschlossen werden kann. Ist der 

 Cylinder offen, so ragt ein flacher Schlüssel K, die Kante nach auf- und abwärts 

 gei'ichtet, horizontal vor. Die ringförmigen Senker F werden durch einen bei D 

 aufgehängten Draht E zusammengehalten. Am Meeresgrunde angelangt, füllt sich 

 der Cylinder, die Platte C sinkt in das Innere desselben, so weit dies die Knöpfe B 

 gestatten, und es werden die bei D eingehakten Einge und somit die Senker frei. 

 Wird nun das Loth aufgezogen, so fallen die Senker ab und drücken den Schlüssel 

 K in eine Nische nach abwärts, wodiirch ein momentaner Verschluss des Cylinders 

 eintritt. Um die Grundproben leichter aus dem Innern entfernen zu können, will 

 der Fürst den Cylinder der Länge nach spalten und zum Auf- und Zuklappen 

 einrichten lassen. Vorläufig ist der Cylinder auseinander zu schrauben. Leider 

 kommt das Monaco'sche Loth im Vergleiche mit anderen ziemlich hoch zu stehen. 

 Es kostet bei Herrn Le Blanc in Paris 400 Francs. Vielfach erprobt ist und 

 häufig angewendet wird das Belknap'sche Loth mit der Auslöse Vorrichtung des 

 Senkers von Sigsbee. Es besteht aus einem hohlen, Ikg schweren Cylinder mit 

 einem Ventile an dessen unterem Ende, das sich bei dem Aufstossen auf dem 

 Meeresgrunde öffnet und während des Aufziehens wieder schliesst. Je nach der 

 Tiefe wird als Senker eine Kugel aus Gusseisen von 16 oder 27 kg dem Cylinder 

 aufgesetzt, die sich aus der Verbindung löst, wenn sie den Boden berührt. Ein 

 solches Loth kostet bei D. Ballauf in Washington 15 Dollars. Zu Lothungen 

 in geringen Tiefen verwendete man das von Sigsbee verbesserte sogenannte 

 Becherloth von Stellwagen, ein gewöhnliches l^kg schweres Loth, von dessen 

 unterer Fläche ein kleines, becherförmiges Behältniss mit aufwärts gerichteter 

 Oeffnung wie ein umgekehrter Hutpilz herabhängt. Ein vertical verschiebbarer, 

 aus einer dicken Lederscheibe bestehender Deckel, welcher bei dem Aufziehen 

 durch den Gegendruck auf das Behältniss gepresst wird, soll so viel als möglich 

 das Auswaschen der aufgenommenen Grundprobe verhindern. Da der Clavier- 

 saitendraht keine Knickungen verträgt, muss er zunächst mit einer ent- 



') Albert Prince de Monaco, Le sondeur ä clef de rHirondclle, in: Compte rendu 

 des seances de la Societe de Geographie, No 4, 1889. 



