goss Ben 
m— 2 n. 
Naar Qviksélvet er reent, er m == 0°0001802, efter deu 
som nölagtigst anseete Bestemmelse af Dylong og Petit. Glassets 
forskjellige Sammensætning derimod giver en forskjellig Talye r- 
die for n, ligesom ogsaa héiere Varme foröger den; men inden- 
for Grændserne af Luftvarmen, som tillige er Lufttrykmaalerens, 
kan som en almeengyldig Middelstörrelse sættes n == 00096086. 
Coefficienten til q bliver da en Constant == 01055, og den sidste 
Formel bliver 
DEO MOS. == x: 
Da Röret er cylindrisk, forholder Süilens Rumfang sig som Höi- 
derne, og x er fölgelig tillige Störrelsen af Rummet i Beholde- 
ren. Den er meer end tilstrækkelig nôiagtig, da en Linie meer 
eller mindre end det, Regningen giver, foranlediger for hver 
Varmegrad kun en Feil af 000015 Linie Dersom n afviger 
temmelig meget fra den antagne Værdie, saa at den f. Ex. var 
= 00000092, vilde man have x == 4:0' 1137, hvis Forskjel fra 
den ovenfor givne Værdie er 4-0°0082, der, naar q == 336 Li- 
nier, giver en Tilvext for x, af 2°7552 Linier, og Feilen for hver 
Varmegrad bliver da 2:7552 >< 0:00015 == 0°00041328 Linier, 
eller for 24° ikkun en Afvigelse af 0-01 Linie, hvilken man ved 
de sædvanlige Lufttrykmaalere allerede begaaer, ved at feile 4 
Grad i Bestemmelsen af Oviksölvets Varme, noget, man oftere 
er udsat for. Ved en Préve, om Beholderen indeholder den be- 
hörige Mengde Oviksölv, der, under betydelige Varmeforandrin- 
ger, bor gjöres med vor Lufttrykmaaler, vil den her omhandlede 
Feil let findes og derefter kunne rettes. 
B bre 
