286 

store Fieder CBD, og saaledes fålger denne i den Bevægelse, 
hvori den sættes ved 'Temperatur-Forandringerne, uden at der 
kan finde Spillerum Sted imellem Hiul- og Drivtænderne. 
Af Foregaaende sees nu letteligen, at Thermometer - Vi- 
seren maa gaae frem ved Varmen og derimod tilbage ved Kulden. 
Stykket EH er bevægeligt paa Hiulets eller Rokkerens 
Arm, saaledes at Afstanden fra Berörelses-Punctet ved H, mod 
den sammensatte Fieder til Hiulets Center, kan blive efter Be- 
hoy större eller mindre. Dette er nödvendigt for Thermome- 
trets Regulering. Findes det, at Thermometer - Viseren gien- 
nemlöber flere Grader end Mercur - Thermometret, da skydes 
EH længere fra Centret; beskriver derimod Viseren et mindre 
Antal af Grader end Mercur - Thermometret, da nærmes H 
Hiulets Center Naar paa denne Maade den rigtige Afstand er 
funden, for at begge Thermometernes relative Grader kunne 
svare til hinanden, stilles Thermometer - Viseren paa samme 
Grad som Mercur-’Thermometret angiver, og dette skeer ved 
at flytte Stykket H længere fra den sammensatte Fieder, eller 
og nærmere til samme efter Behov. 
Formen af Stykket H, paa den Side, som berörer den 
Sammensatte Fieder, maa være epicyeloidalsk, uden hvilket 
Instrumentets Bevegelse ikke vilde kunne blive overeensstem- 
mende med Mercur-'Thermometrets, især i Extremiteterne. 
Mekanismen, som bringer dette Thermometer til at angive, 
paa samme Tid, baade den laveste Grad, hvorpaa det senest har 
staaet, og den nuværende 'Temperatur-Grad, bestaaer i fålgende: 
See Tab. IL. Fig. 1. Hiulet A, i hvis Midte er anbragt 
et Rör, som bærer Thermometer - Viseren, er fastgiort paa 
