288 
Temperatur-Grad, antager, som ovenfor anfort, den sammen- 
satte Fieder en forandret Stilling ved den varmere Temperatur 
og aabner sig, saaledes at hvis Hiulet A. blev frit, vilde Vi- 
seren Gicblikkeligen angive den nuværende Temperatur - Stand. 
For at tilvejebringe denne Udlösning, er paa Instrumen- 
tets Omkreds anbragt en Knop, som skrues ind i Stykket aaa 
Tab. I. Fig. 1, hvilket, saavelsom Knoppen, kan skydes ind 
mod Instrumentets Center, og ogsaa trækkes ud. Enden afaaa 
bærer en Stift, som gaaer igiennem et i Thermometerpladen gien-- 
nemboret Hul, og som kan virke paa Enden af Fiederen B, 
Fig. 1 Tab. II., saaledes at, ved at trække Knoppen ud, böies 
Fiederen fra Hiulet, hvorved den prismatiske Stift gaaer ud 
af Hiultænderne, saa at Hiulet bliver frit og tillader Thermo-. 
meter - Viseren at angive den nuværende, men forandrede 
Thermometer - Stand. 
Første Anmerkning. For at tilveiebringe den tuldkomneste 
Jevnhed i Thermometer - Viserens Bevægelse, er det nöd- 
vendigt at forsyne Drivet med det störst muelige Antal af 
Tænder, og disse maae være saa fine, som Udforelsen 
kan tillade det. I dette Instrument er Antallet 40. 
Anden Anmverkning. Den lille Fieder, som falder ind i Stop- 
hiulet kan ikke vaere meget stiv, thi derved vilde opstaae 
et Tryk, der vilde give Instrumentet for megen Friction. 
Det er altsaa nödvendigt at giöre den yderst svag. 
Tredie Anmerkning. 1 Henseende til den Kasse, som nöd- 
vendigviis maa omgive Metal-Thermometret, da er det 
vigtigt at gjöre den saa tynd som mueligt og af en god 
. Varmeleder; thi i modsat Fald vilde Instrumentet tabe 
for meget af dets. Sensibilitet. 

