WEN, 
der Leydener Flaschen, der andere zum Electrometer führte, 
so dals also in der Leitung die Scheiben zwischen der Batterie 
und dem Electrometer sich befanden und wirklich einen Theil 
der Leitung ausmachten. Das Electrometer war ein solches 
Edelmann’scher Construction mit Cylinderquadranten und 
bifilarer Aufhängung, die Nadel war stets zur Erde abgeleitet, 
dieselbe war stark gedämpft durch ein in dichten Zickzack- 
windungen gebogenes Glasrohr, das in concentrirte Schwefel- 
säure tauchte*). Das Electrometer wurde durch Vergleich 
mit einem absoluten Electrometer geaicht und ergab sich mit 
vollkommen ausreichender Genauigkeit die Formel 
V= (CV 
wo Ü eine Constante, @ der auf Bogen reducirte Ausschlag 
am Electrometer. Die Batterie bestand aus elf grofsen parallel 
geschalteten Leydener Flaschen (40 cm hohe Belegung), die 
stets mit einer kleinen Influenzmaschine in Verbindung standen. 
Ein Commutator gestattete abwechselnd die innere Belegung 
der Flaschen mit den rotirenden Scheiben und die äufsere 
mit der Erde oder umgekehrt zu verbinden. Während ich 
selbst die Ablenkungen des astatischen Nadelpaares beobach- 
tete, hatten Hr. Balser, später auch Hr. Passavant die 
Güte, das Electrometer zu beobachten resp. durch vorsichtiges 
Drehen der Influenzmaschine dafür zu sorgen, dafs der Aus- 
schlag desselben constant blieb, was sich ohne Mühe bis auf 
l oder 2 Scalentheile leicht erreichen lies. Die Scheiben 
wurden in Rotation versetzt mittelst einer Schwungmaschine 
mit grolsem Schwungrade (0,75 m Durchmesser) und zwei- 
maliger Uebersetzung. An dem Schwungrade war eine Feder 
befestigt und der Diener mulste beim Drehen darauf achten, 
dals die Anschläge dieser Feder zusammenfielen mit den 
Schlägen einer Secundenuhr. Die Geschwindigkeit liefs sich 

*) Ich hatte anfangs ein Platinblech mit Platindraht benutzt und 
hatte hier mit den bekannten Nullpunktsänderungen zu kämpfen. Die- 
selben verschwanden fast vollkommen, als ich alle mit der Schwefelsäure 
in Berührung kommenden Theile aus Glas anfertigte. 
A® 
