— 182 — 



V = 4 «2 E,-' k b (1 - y) V 



_ F_ 1 f . 3 p- 4- 5^ I W p* + 3 p '^ R- 4- ß* 



'^ ~ 2 i: b L^-X- 1 2' L^ ■" 2* L^^ 



35 f + 6 p* R- + 6 p- ß-» + R6 . 



— 2^ 1? J ^ 



Der Werth der vernachlässigten Glieder ist bei den 

 später mitzntheilenden Dimensionen der benutzten Apparate 

 kleiner als 7 . 10~ . Die Berechnung des V nach der früher 

 mitgetheilten Formel *) giebt in allen Fällen bis auf 1 , 10^^ 

 dieselben Resultate. 



3) Die Grundmaasse. 



Alle Längenmessungen sind bezogen auf das Normal- 

 meter des hiesigen physikalischen Institutes, das mit dem 

 der Normal-Aichungs-Commission verglichen war. 



Zu den Zeitmessungen wurde bei den Beobachtungen 

 im Jahre 1891 ein Marinechronometer, von Bröcking in 

 Hamburg geliehen , benutzt , bei den Beobachtungen in 

 den folgenden Jahren ein von Schlesicky in Frank- 

 furt a. M. geliefertes Taschenchronometer, dessen Gang 

 sich vorzüglich gehalten hat , wie vielfach ausgeführte 

 Zeitbestimmungen ergeben haben. 



4) Das Solenoid. 



Es war ursprünglich meine Absicht, das für die frü- 

 heren Messungen auf eine Holzwalze gewickelte Solenoid 

 wieder zu benutzen. Dasselbe war, in eine Kiste einge- 

 schlossen , stets in einem nicht geheizten Räume ohne 

 Fenster aufbewahrt. Ich war nicht wenig erstaunt, als 

 ich das Solenoid hervorholte , zu finden , dass alle Win- 

 dungen so lose waren, dass man sie mit der Hand hin- 

 und herschieben konnte. 



Also diese Holzwalze, welche im Jahre 1868 zusam- 

 mengeleimt und abgedreht, im Jahre 1884 neu abgeschliffen 

 und bewickelt war, war in den sechs Jahren bis 1890 

 trotz vorsichtiger Aufbewahrung doch noch merklich 



*) 1. c. p. 551. 



