— 193 — 



Herr Guillaume hatte die Güte, die Röhre mit den 

 von Herrn Benoit hergestellten Normalen zu vergleichen 

 und fand 



C3 = 1.01609 S.E. 



Bei einigen Versuchen ist für r die von Herrn Passa- 

 vant mit Nr. V bezeichnete Röhre benutzt : 

 Nr. V = 1,18934 S.E. 



Bei anderen Versuchen wurde die Normale Nr. I be- 

 nutzt : 



Nr. I = 0,99870 S.E. 



In der Physikalisch- Technischen E-eichsanstalt wurde 

 Nr. I mit den dort bislang hergestellten Normalen ver- 

 glichen und dafür gefunden : 



Nr. I = 0,99869 S.E.*) 



Ueber die Richtigkeit der benutzten Normalen kann 

 mithin wohl kein Zweifel sein. 



Die E/öhren wurden vor der Füllung mit concentrir- 

 ter Salpetersäure , Alkohol und destillirtem Wasser ge- 

 reinigt und dann sorgfältig getrocknet. Das benutzte 

 Quecksilber wurde zuerst mit Chromsäure gereinigt, dann 

 zwei Mal destillirt. Es wurden stets zwei Röhren gefüllt 

 und controlirt, ob auch ihr "Widerstandsverhältniss gleich 

 dem von Passavant angegebenen war. Bei Röhre V, 

 welche meistens als Vergleichsröhre diente, wurde ausser- 

 dem vier Mal im Laufe der Versuche das Gewicht der 

 Hg-Füllung bestimmt. Eine Veränderung des Volumens 

 der Röhre konnte nicht constatirt werden. 



Die Zuleitungsdrähte p und q resp. po und qo (Fig. 1), 

 welche in die Endgefässe der Normalen eintauchten, waren 

 sorgfältig amalgamirte Kupferdrähte von 1 cm Durch- 

 messer. Während der Versuche standen die Normalen, 

 in ein Bad aus Kaiseröl eingesenkt, in einem Keller von 

 recht constanter Temperatur. Zur Messung der letzteren 



*) Die Arbeiten über Hg-normalen werden bekanntlich in der 

 P.T.R. noch fortgesetzt und es ist deshalb der oben mitgetheilte 

 Werth nur als vorläutiges Resultat zu bezeichnen. 



XXX. l.J 



