- 194 — 



tauchten in das Hg der Endgefässe zwei in Y^q Grade 

 getheilte Thermometer , deren Nullpunkte wiederholt be- 

 stimmt wurden und die ausserdem zweimal innerhalb der 

 in Frage kommenden Intervalle auf das Sorgfältigste mit 

 dem Normalthermometer des Institutes verglichen waren. *) 

 Die Temperaturcorrection für den AViderstand des 

 Quecksilbers wurde nach der von den Herren Kreich- 

 gauer und Jäger***) in der P. T. R. gefundenen Formel 

 berechnet : 



wt = Wo { 1 + 0.000875 t + 0.00000125 t^ }. 



Ausser mit den Hg-normalen wurden zwei Versuche 

 ausgeführt, bei denen die Siemens'schen Drahtnormalen 

 3618 und 3619 in Parallelschaltung benutzt wurden. Es 

 handelte sich darum , für r einen Widerstand von nahe 

 'Y2 Ohm zu haben. Die Vergleichung mit den Quecksilber- 

 normalen ergab bei 1 1 ,860 : 



3618 = 0.99910 S.E. a = 0.00037 



3619 = l.OOOOS S.E. a = 0.00036 



7) Galvanometer. 



Bei den meisten Versuchen wurde ein Galvanometer 

 (im Folgenden mit G I bezeichnet) benutzt mit länglich 

 gestrecktem Multiplicator. Der Rahmen, auf welchen der 

 Draht von 0,4 mm Dicke in nur 25 Lagen von je 58 — 60 

 Windungen gewickelt war, hatte eine Breite von 3,5 cm, 

 eine Länge von 8,5 cm. 



Das astastische Magnetsystem war aus zwei je 5 cm 

 langen Stücken dünner Stricknadeln von 0,15 cm Durch- 

 messer hergestellt, nach Art der Meissner-Meyerstein'schen 

 Galvanometer an einem zweimal rechtwinkelig gebogenen 



*) Das Normalthermometer ist von Tonnel ot, aus verre dure, 

 auf das StickstofFthermometer, entsprechend den Messungen des 

 Herrn Chappuis vom Jahre 1885 bezogen: 

 Corr. : bei 10° —0,046 

 „ 20» —0.075. 

 **) Kr eich gauer und .Jäger, Wied. Ann. 47. 513, 1892. 



