- 196 — 



8) Der Disjunctor. 



Der Disjunctor hatte im Wesentlichen die Einrichtung, 

 welche ich bei der früheren Ohnibestimniung beschrieben 

 habe, im Einzelnen sind aber an dem Apparate eine Reihe 

 von Abänderungen vorgenommen , welche den Gebrauch 

 nicht unwesentlich erleichtern, so dass ich glaube behaupten 

 zu können, in dem Disjunctor jetzt einen Apparat zu be- 

 sitzen, der nicht nur eine grosse Genauigkeit garantirt, 

 sondern auch sehr leicht zu handhaben ist, der, einmal 

 justirt, jeder Zeit zum Gebrauch fertig ist. 



Auf einer mit Stellschrauben versehenen Messing- 

 platte M (Fig. 5) erheben sich 4 Messingsäulen S, welche 

 eine 2 cm dicke Hartgummiplatte H tragen. Die Mitte 



Fi ff. 5. 



derselben hat eine 6 cm . weite Durchbohrung, ausserdem 

 sind in die Platte 6 circa 1 cm tiefe, 0,9 cm breite Rinnen 



