— 199 - 



den. AiTch empfieUt es sicli, wenn der Apparat viel 

 benutzt wird , vielleicht alle Monat frisch gereinigtes Hg 

 einzufüllen. Ist das Hg nämlich stark verunreinigt, so 

 bleiben leicht Tröpfchen an den Schneiden hängen und 

 werden mitgerissen. 



Der Apparat ist nach meinen Angaben von dem hie- 

 sigen Mechaniker Gebrüder Schmidt angefertigt und 

 kann fertig justirt auch von diesem bezogen werden. 



9) Aufstellung der Apparate. 



■ Das Solenoid stand mit seiner Axe vertical auf einem 

 Holzgestell , welches mit drei Fussschrauben auf einer 

 direct auf das Kellergewölbe gelegten Sandsteinplatte 

 ruhte. Durch Absuchen mit der Magnetnadel hatte ich 

 mich überzeugt, dass in weitem Umkreise sich kein Eisen 

 befand. Die nächsten Metalltheile waren zwei Meter von 

 dem Solenoid entfernt. Der Abstand desselben von dem 

 in einem anderen Zimmer aufgestellten Galvanometer be- 

 trug in Luftlinie über 6 Meter, und war eine Einwirkung 

 des vom Strome durchflossenen Solenoids auf die Galvano- 

 meternadeln nicht nachweisbar. 



Die mittelste AVindung des Solenoids war gezeichnet, 

 und von dieser wurde nach oben und nach unten die halbe 

 Breite der zu benutzenden secundären Rolle aufgetragen, 

 so dass letztere mittelst der Fussschrauben des sie tragen- 

 den Holzgestelles leicht und sicher so eingestellt werden 

 konnte , dass ihr Mittelpunkt mit dem des Solenoids zu- 

 sammenfiel. Zu bemerken ist übrigens , dass ein Einstel- 

 lungsfehler von 0,1 cm erst einen Fehler von wenig über 

 0,0002 0/^ bedingen würde. 



Der Disjunctor war von allen anderen Apparaten, in 

 Luftlinie gemessen, über 18 Meter entfernt. Wurde das 

 Solenoid , also die inducirende Rolle , aus dem primären 

 Kreise ausgeschaltet , so konnte am Galvanometer nicht 

 die geringste Ablenkung beobachtet werden , selbst bei 

 einer Stromstärke im primären Kreise, die nahe 100 Mal 

 so gross war, als die für geAvöhnlich benutzte. 



