- 207 — 



obachtiingen unmittelbar auf einander folgten und Aen- 

 derungen des Erdmagnetismus nicht in Frage kamen. 

 Dann wurde das Zählwerk am Disjunctor ausgeschaltet 

 und wieder die Temperatur der Normale abgelesen. Damit 

 war die Bestimmung beendigt. Nur einmal zeigte sich 

 in der Temperatur der Normale eine Aenderung von 

 0,120, sonst blieb dieselbe stets innerhalb der Grenzen der 

 Beobachtungsfehler, d. h. kleiner als 0,05^. 



In den folgenden Tabellen enthält die erste Vertical- 

 reihe die Nummer des Versuches , der Index a bedeutet 

 Arbeiten mit Schliessungsströmen, b mit Oeffnungsströmen. 

 In der zweiten bezeichnet S^ dass die secundäre Rolle, 

 deren Draht durch Schellacklösung gezogen war (pag. 190), 

 benutzt war, und zwar nur mit der ersten Abtheilung, 

 S^o dass beide Abtheilungen verwendet wurden. Ent- 

 sprechend bezieht sich P^ und Pjo auf die zweite secun- 

 däre Rolle, deren Draht durch Paraffin gezogen war. Die 

 3. und 4. Reihe enthalten unter Wp und Wg die "Wider- 

 stände des primären und secundären Kreises. Bei den 

 Versuchen 13 und 14 waren die zugeschalteten Wider- 

 stände nach Chaperon inductionsfrei gewickelt. Unter r 

 ist die jedesmal benutzte Normale aufgeführt (pg. 192), 

 unter t ihre Temperatur. In der folgenden Columne unter 

 G sind die benutzten Galvanometer verzeichnet (p. 194). 

 Ein NB. in dieser Columne bedeutet, dass das Galvano- 

 meter durch einen Richtmagneten noch weiter astasirt 

 war. Ferner giebt n die Anzahl der Unterbrechungen in 

 der Secunde, tgai/tga^ das Verhältniss der Galvanometer- 

 ausschläge bei Inductionsströmen und bei constantem 

 Strom, a die Anzahl der benutzten Accumulatoren. Die 

 letzte Reihe endlich enthält das Resultat. 



