— 217 — 



j = 8 .'l=Utgy IT 



Dabei ist zunächst vorausgesetzt, dass 8 nur klein sei 

 verglichen mit den Widerständen in den Brückenzweigen. 

 Aus I und II folgt sofort : 



P = ^ '^"^ III 



n tg Y 



Für die Bestimmung von P hat man also nur zwei 

 Ablenkungen a und y ^'^^ demselben Galvanometer zu 

 beobachten und die Anzahl der Stromunterbrechungen 

 pro Secunde n mit dem Zählwerk des Disjunctors zu be- 

 stimmen, 8 kann jedem beliebigen Rheostaten mit bifilar 

 gewickelten Rollen entnommen werden. 



Für die Beobachtung am günstigsten ist es , 8 so zu 

 wählen, dass a und y nahe einander gleich werden. Dann 

 wird aber unter Umständen, nämlich bei grösserem P das 

 8 nicht mehr zu vernachlässigen sein gegenüber den Wider- 

 ständen Wi bis W4 in den Brückenzweigen und die Glei- 

 chungen II und III gehen über in : 



j\ = ö.|i= Rtgy . . . . IIa 



p _ 8 tg« ^ S jjj^^ 



n tg Y J S^ 



S^ geht aus S hervor, wenn man w^ -{- 8 an die Stelle 

 von w^ treten lässt. Der Bruch S/Sj wird meist nur um 

 wenige Tausendtel von Eins verschieden sein und sich 

 mit der erforderlichen Genauigkeit leicht berechnen lassen, 

 da ausser dem Galvanometerwiderstande w^, nur die in 

 den Brückenzweigen, also genau bekannten Widerstände 

 in Frage kommen. 



Dadurch, dass man in die Zweige der Brücke nicht 

 zu kleine Widerstände nimmt, oder in den Hauptstrom- 

 kreis, in welchem sich das Element befindet, noch einen 

 Widerstand von passender Grösse einschaltet, wird man 

 es leicht erreichen können, dass JJJ sich der Eins bis 

 auf jeden gewünschten Bruchtheil nähert und vernachlässigt 

 werden kann. Will oder kann man solche Ballastwider- 



