— 218 ^ 



stände aus Rücksicht auf die Empfindlichkeit nicht ein- 

 schalten, so wird man zum mindesten sich so einrichten 

 können, dass der durch das Galvanometer gehende Strom 

 vernachlässigt werden kann und 



E 



J = 





wird. Jj geht dann wieder aus J hervor, indem w^ -|- ^ 

 an die Stelle von w^ tritt. In das Verhältniss von J^/J 

 geht nun allerdings der Widerstand des Elementes mit 

 Zuleitung W ein , doch ist zu beachten , dass Ji/J sich 

 darstellen lässt unter der Form 1 -f- '^) wo x nur wenige 

 Tausendtel beträgt und deshalb nur auf ein Paar Procent 

 genau bekannt zu sein braucht. Man wird deshalb ent- 

 weder W gegenüber 



Wi + wj (W, + W 3) 

 W^ + \V, + W3 + W4 



vernachlässigen können oder zu dem Elemente einen 

 Widerstand hinzuschalten, gegen welchen der des Elemen- 

 tes nur klein ist. Auf alle Fälle würde eine schätzungs- 

 weise Angabe des Elementenwiderstandes genügen. 



Ich habe mit dieser Anordnung eine grössere Anzahl 

 von Selbstinductionscoeffi-cienten bestimmt und will die 

 Versuchsanordnung genauer an einem Beispiele auseinan- 

 der setzen. Die zu untersuchende Spule war dieselbe, 

 welche bei der Ohmbestimmung als secundäre Rolle viel- 

 fach benutzt war und dort mit Pi,2 bezeichnet ist. Diese 

 Spule und ein Rheostat bildeten den Zweig I der Wheat- 

 stone' sehen Brücke , die Zweige III und IV enthielten je 

 einen Rheostaten , in welchen 1 bis 500 , in Summe je 

 1000 Einheiten, gezogen waren. Damit die Brücke strom- 

 los war, mussten in dem Rheostaten in Zweig II gezogen 

 werden: 100, 100, 5, 2, 0,5 und 20, zu welch letztem 

 887 Einheiten parallel geschaltet waren. Als Galvano- 

 meter diente das in der Ohmbestimmung mit G I bezeich- 

 nete Instrument, dessen Widerstand 40 Ohm beträgt. 

 Als Stromquelle wurden drei parallel geschaltete grosse 



