219 — 



Accumulatoren benutzt , so dass mit einer electromotori- 

 schen Kraft von nur 2 Volt, gearbeitet wurde. Da in 

 die vom Elemente ausgehende Hauptstromleitung noch 

 ein Widerstand von 780 Ohm eingeschaltet war, so be- 

 rechnete sich der durch die Zweige der Wheatstone'schen 

 Brücke fliessende Strom zu etwa 0,0015 Ampere, während 

 Lord Rayleigh bei seinen Versuchen Ströme von etwa 

 0,1 Ampere hat verwenden müssen. Als wesentlicher 

 Bestandtheil kam zu der Anordnung dann noch der in 

 der Ohmbestimmung genauer beschriebene Disjunctor hinzu, 

 und zwar war ein Unterbrecher desselben in die Haupt- 

 stromleitung, der andere in die Galvanometerbrücke ein- 

 geschaltet. 



Nachdem die Brücke , so gut wie das mit einem 

 Schwingungsgalvanometer ohne allzu grossen Zeitverlust 

 möglich ist, abgeglichen war , wurde zuerst der noch ge- 

 bliebene Doppelausschlag des Galvanometers bestimmt. 

 Derselbe ist im Folgenden kurz als „Nullage" bezeichnet. 



Dann wurde der Disjunctor eingeschaltet und der 

 durch die Inductionsströme hervorgebrachte Doppel- 

 ausschlag beobachtet, wieder die „Nullage" bestimmt, 

 dann in dem Rheostaten in Zweig I soviel gestöpselt, 

 3 = 3,7, bis bei constant geschlossenem Strome ein an- 

 genähert gleicher Ausschlag erfolgt wie bei den Inductions- 

 strömen. Hierauf wieder Nullage , Inductionsströme etc. 



1. Versuch. 



