39 



eingerichtet sind, nicht bestimmt werden kann. Ti'itt späterhin bei solchen 

 Patienten Verminderung der Sehschärfe ein, was man wohl annehmen darf, 

 wenn dieselben über Verschlechterung der Sehschärfe klagen, so kann 

 man auch jetzt noch ebenso gut wie bei früheren Untersuchungen nur 

 die normale Sehschärfe von % — Ve constatiren, was sich eben alles aus 

 der Thatsache erklärt, dass die bisherigen Untersuchungsapparate nicht 

 ausgiebig genug sind. Die Nothwendigkeit, auch diese Ueberseh- 

 schärfe messen zu können, ist vielleicht gerade so gegeben, wie bei 

 einem Fieberthermometer, um diesen Vergleich heranzuziehen, die Be- 

 stimmung von Temperaturen unter 37" C. 



7. Bei den grösseren Zeichen ist dann des weiteren die Differenz, 

 um welche dieselben kleiner werden, zu gross, als dass eine immerhin 

 wünschenswerthe genaue Feststellung der Sehschärfe möglich wäre. 

 Auch sind dieselben meist nur in beschränkter Zahl vorhanden, wo- 

 durch ein leichteres Auswendiglernen möglich ist, während die klei- 

 neren Zeichen wieder zu zahlreich sind. 



Zur Verbesserung aller dieser Mängel construirte ich im Juni 1894 

 einen Apparat, den ich Visimeter nannte'). Trotzdem ich schon damals 

 mit meinen Ergebnissen sehr zufrieden war, zeigte derselbe noch man- 

 cherlei Fehler, die ich mich mit der Zeit abzustellen bemühte, was mir 

 dann auch, soviel ich beurtheilen kann, in seiner jetzigen Ausführung 

 gelungen ist'-*). 



Die einige Jahre vorher (1891) von Becker^) und Carl*) ge- 

 machten Vorschläge waren mir zu jener Zeit noch nicht bekannt, eben- 

 sowenig lernte ich (1896) die Wechseltafeln von Adler^) kennen. Diese 

 Litteratur kam mir vielmehr erst vor ganz kurzer Zeit zu Gesicht. 

 Trotzdem sehe ich mich veranlasst, dieselbe hier zu erwähnen, da ich 

 gefunden habe, dass der, wie mir scheint, ganz in Vergessenheit ge- 

 rathene Apparat von Becker einen ähnlichen Zweck verfolgt, wie der 

 meinige, möchte aber aus verschiedenen Gründen diese Versuche nicht 

 einer eingehenderen Kritik unterwerfen. 



Mein Visimeter, das in seiner jetzt verbesserten Form zugleich mit 

 einem zweiten später beschriebenen Apparate seit fast einem Jahre in 

 der Giessener Klinik benutzt wird, besteht aus einem rechteckigen, 

 mattschwarz-lackirten Kästchen von 31 cm Höhe, 20 cm Breite, 12 cm 

 Tiefe. Die Vorderfläche hat in der Mitte ein viereckiges Fenster von 

 11 qcm Grösse. 



In dem Kästchen sind parallel zur Vorderfläche zwei Walzen an- 

 gebracht, über welche ein ca. 5 m langer und 13 cm breiter Papier- 

 streifen mit E förmigen Zeichen, in den Nummer 50, 45, 40, 35, 30, 25, 



') Zum ersten Male demonstrirt in der medizinischen Gesellschaft 

 zu Nagoya, 1895; drei Jahre später (1898) zum zweiten Male auf dem 

 zweiten japanischen Ophthalmologischen Congress zu Kyoto (Japan). 

 Ophthalmologische Zeitschrift 1899, Bd. IV, No. 4, S. 290 ff. 



^) Zu beziehen durch Holzhauer in Marburg. 



•^) Centralblatt für praktische Augenheilkunde 1891, S. 171 f. 



*) Archiv für Augenheilkunde 1892, Bd. XXIV, S. 41 ff. 



^) Bericht über die 25. Versammlung der Ophthalmologischen Ge- 

 sellschaft. Heidelberg 1896, S. 325 ff. 



