41 



belle wieder zurück auf die untere "VValze, wodurch die Zeichen in umge- 

 kehrter .Reihenfolge erscheinen. Wenn man nun die Fäden rasch hin und 

 herzieht, so verändert sich auch die Stellung der Tabelle schnell, und 

 zwar kann man auf diese Weise abwechselnd Zeichen der verschie- 

 densten Grösse nach Wunsch zum Erscheinen bringen. Durch das 

 freihängende Gewicht werden die Walzen in jeder beliebigen Lage in 

 Ruhestellung gehalten. Nach dem Gebrauch des Apparates wird die 

 Tabelle stets wieder auf eine der beiden Rollen aufgerollt, damit sie 

 nicht verunreinigt sind. 



Die Yortheile, die dieses Visimeters gegenüber den gebräuchlichen 

 Lesetafeln bietet, sind kurz folgende: 



1. Der Patient kennt nicht die Reihenfolge der Zeichen, weil die- 

 selben nicht sichtbar sind und rasch verändert werden können. 



2. Assistenz oder ein Hin- und Hergehen ist nicht mehr nöthig. 



3. Die Zeichen stehen immer in derselben Höhe, werden also unter 

 demselben Sehwinkel gesehen. 



4. Der Patient kann schwerlich simuliren, weil ihm die Reihenfolge 

 und die Nummer der Zeichen nicht bekannt sind. 



5. Der Arzt bekommt rasch ein richtiges Resultat der Sehschärfe 

 seines Patienten, da die Tabelle mehr Zeichen umfasst, wie die bis- 

 herigen Tafeln. 



6. Für Kinder und Analphabeten sowie für Massenuntersuchungen 

 eignen sich diese Zeichen am besten, weil nur anzugeben ist, nach 

 welcher Richtung die Zeichen stehen. 



7. Man braucht nicht mehr verschiedene Tafeln zur Untersuchung 

 zu verwenden, und die vielen gleichartigen Zeichen fallen weg. 



8. Die Tabelle wird nicht rasch verunreinigt, weil sie nicht immer 

 dem Licht und der Luft ausgesetzt ist. 



Ein einfacheres Instrument zur Bestimmung der Sehschärfe, welches 

 jedoch nur bei dem Vorhandensein von geringer Sehschärfe angewandt 

 werden kann, besteht aus einer runden Pappscheibe von ca. 30 cm 

 Durchmesser. Aiif der einen Seite der Scheibe befindet sich in der 

 Mitte ein Holzknopf. Die andere Seite ist mit weissem Papier über- 

 zogen und zeigt ein |= förmiges Zeichen No. 60 (87,266 qmm Grösse) 

 von Snellen. Bei der Untersuchung nimmt man den Knopf dieser 

 Scheibe in die Hand, hält dem Patienten die Seite, auf der sich das 

 Zeichen befindet, vor, und dreht dann in wechselnder Entfernung vom 

 Patienten, dieselbe rasch nach verschiedenen Richtungen um ihre Axe; 

 sodann fragt man, in welcher Stellung sich jedesmal das Zeichen be- 

 findet. Diese Art der Untersuchung hat gegenüber der bisherigen 

 Methode, die darin bestand, dass der untersuchende Arzt mehrere 

 Finger seiner Hand dem Patienten vorhielt und hiernach die Sehschärfe 

 bestimmte, den Vortheil, dass die Grösse des Zeichens auf der Scheibe 

 bei jeder Untersuchung gleich ist, während die Grösse und Dicke der 

 Finger der untersuchenden Aerzte sehr verschieden ist. 



Zum Schluss sei mir noch gestattet, meinem hochverehrten 

 Lehrer, Herrn Prof. Vossius für seine liebenswürdige Unterstützung 

 meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen. 



