68 



ihermometerröret. År dett;« fiistaclt vid 

 en scala och riktigt calibreraclt rclalirt lill 

 kulans innehåll, sa lian nuiu niala stotlt- 

 ]ien af vattnets saniniantrycluiing; pief- 

 sionen kan mätas om tryckningen, istäl- 

 let för med stämpel, skei- med en qvick- 

 silfverpelarc. Öjisted har i stället ett med 

 luft fylldt rör, hvari luftens sammandrag- 

 iiinq- kan mätas; men den är osäker, tv 

 luft inpressas i m^^ckenhet både i vatten 

 och qvicksilfver. iSammantryckningen ut- 

 vecklar intet värme; en BREGUET'smetall- 

 thermometer, som al alla slags värme mä- 

 tare är känsligast för små temperatur-för- 

 ändringar, förändrar sig icke under vatt- 

 nets sammantryckning. Det oaktadt må- 

 ste man hafva en thermometer insatt i 

 cylindern, för alt försäkra sig att ej tera- 

 pqratur-förändringar deltaga i den iakt- 

 tagna observation. Örsted l).'ir funnit att 

 volums-förändringen förhåller sig såsom 

 den sammantryckande kraften, samt att at- 

 mospherens tryckning sammanpressar vatt- 

 net 47 milliondelar af tiess volum i luft- 

 tomt rum och vid en lempeialur emellan 

 4- 1 5° och 1 6°, Cantojv hade för denna 



temperatur funnit 44 "^^ ^'^"^ + '°>^ 49 

 milliondelar, hvilket alltså vid instämmer 

 med Örsteds resultat. — Pfaff, i Kiel, har 

 beskrifvit en annan apparat "Q för samma 

 ändamål, som likväl icke synes kunna gif- 

 va så afgöiande resultat som örsteds. 



DxitiELLs Jasf har i dessa Lerättclser änriu 



ej 



zue^ter" anmält ett nytt instrument att bestämma 



*) GiLBEKTs Annaler. N. F* B. 8, p, x6i. 



