7' 



meteorologiska observationer stannade jag 

 vid' att hafva genom försök verifierat ideen. 

 Gay-Lussac har sedan genom ganska in- 

 tressanta försök bestämt hårhj^grometerns 

 graders förhållande till tensions-tabellen, 

 hvarigenom man har den fördelen att hår- 

 hygrometerns resultat fås genom blott in- 

 spection, utan beliofvet att anställa ett 

 särskildt rön, hvilket för meteorologiska 

 observationer, som måste ofta göras, är 

 af mycken vigt. Emedlertid då hårhygro- 

 metern kan vara underkastad tillfälliga 

 rubbningar af sjelfva hårets föränderlighet, 

 så har alltid en fullt säker och lätt an- 

 vänd h3'grometer varit ett stort desidera- 

 luin. En sådan har 1818 blifvit inven- 

 terad af Daniell, och försöken dermed 

 liafva nu så mycket blifvit repeterade, att 

 man kan anse dess resultat för pålitliga. 

 Instrumentet består af en liten sä kallad 

 Cryophor ''^ eller Pulshammare med ned- 

 böjda kulor, hvars ena kula är till hälften 

 fylld af ether och resten år lufttom. I 

 den med ether fyllda kulan sitter en gan- 

 ska liten lliermometer, hvars scala räcker 

 upp i den nedåt böjda delen af Cliryo- 

 phorens ena ben. Thermometerkulan är 

 aflång och när instrumentet hålles hori- 

 zonlelt, så står den till hälften ned i 

 ethcrn. Den torna kulan är omgifven med 

 litet musselin, hvarpå drypas några drop- 

 par ether, som genom sin afdnnstning af- 

 kyler denna kula, gör dcri ett vacuum, 

 genom condensation af ethergaz, och åstad- 



*) Se Lärobok i Kemien, i Dclci)^ 2 Upi^., s. 58. 



