kommer en öfverclestillering afethernfrSn 

 den andra, der tlierniometein sitter. Den- 

 na afkjies nii också genom elherns af- 

 dunstning, och thermometern faller deri» 

 Så snart kulan bli f vi t afkjid till dagg- 

 punkten, sh ser man en ring af dagg slå 

 sig omkring kulan utpa glaset och denna 

 ring, som i sin första början svarar emot 

 vätskans yta inuti, utvidgar sig sedan upp- 

 åt och nedåt, blir bredare och betäcker 

 slutligen hela kulan. Man observerar lera- 

 peraturen vid början af ringens bildning, 

 och försöket är slut. Man har i Berlin derpå 

 gjort den förbättring att kulan blifvit lör- 

 gjdld utpå midt emot vätskans yta, hvar- 

 igenom daggens afsättande bättre skönjes 

 iin på glaset. Instrumentets enda olä- 

 genhet är att man kan begagna endast en 

 ganska liten thermometer med små gra- 

 der. • — ■ En glas-thermomeler, hvars kula 

 liar ett metalliskt poleradt öfverdrag af 

 guld eller platina och som artificiell afky- 

 les, antingen genom afdunstning af ether 

 eller en blandning af salter med vatten, 

 på sätt ofvanföre är nämndt, skulle tvif- 

 velsutan kunna, genom tillräckligt stora 

 grader, gifva detta slags meteorologiska 

 observationer den yttersta grad af preci- 

 sion. DÖBEREiNER '•) har uppgifvit den 

 ganska enkla ide'en, att omgifva en vanlig 

 thermometer med ett något större kärl af 

 utpå förgyldt glas, som har tvenne öpp- 

 ningar. Man slår litet ether i detta kärl 



•) GiLBERTs Annalen der Physik N. F. B, iq. 

 sid. iSj. 



