MÉLANGES. 


Rapporr sur le Microscope achromatique de M. Selligue ; par 
M. Fresnez. (T. INT, p. 345.) 
PL. 18. (T. 5.) Fig. 1. Microscope de Selligue monté et prêt à 
servir; H. pied de Pinstrument; G. charnière qui sert à le 
rendre horizontal ou vertical à volonté; F. engrainage à cré- 
maillère pour rapprocher ou éloigner le porte-objet E des 
objectifs. DM. miroir pour éclairer les objets transparens; N. 
diaphragme percé, qui intercepte tous les rayons lumineux, 
qui passeraient trop loin de l’objet transparent qu’on voudrait 
examiner; P. prisme à surfaces sphériques, pour éclairer les 
corps opaques. On peut suivre sur la figure la marche des 
rayons RRR, qui viennent se rendre sur le porte-objet; D. 
objectifs achromatiques , au nombre de quatre, lorsqu'on veut 
obtenir le pouvoir amplifiant le plus fort; S. verre concave 
destiné à accroître la force de l'instrument en augmentant la 
divergence des rayons; O. oculaire, C. corps de lunette ; A, B. 
tubes mobiles à frottement, qui servent à éloigner à volonté 
l'objectif de loculaire. 
Fig. 2. Marche des rayons dans l'appareil. Pour simplifier l’ex- 
plication et la figure , on n’a supposé qu’un seul objectif. Soit 
0%, l'axe de l'instrument, et r le limbe de diaphragme de l’ob- 
jectif, 04 placé un peu plus loin que le foyer v de objectif, 
sera vu dans les conditions suivantes. Le rayon parti du point 
h, par exemple, après avoir traversé l'objectif, ira croiser 
l'axe et tomber en s sur le verre concave pg ; au lieu de se 
diriger alors suivant la droite sd, il ira tomber en @ sur le pre- 
10 
