— 74 — 



Diese Zahlen für den Zeitabschnitt 1897 — 1900 lassen sich 

 ungezwungen in folgender Formel ausdrücken : 

 T = 158 + 13.8 Sin (t — 72"^) 

 welche für die Minimumszeit den 29**^" December giebt. 



Ueber die C-onstanz der Schwingungsdauer innerhalb einer 

 Reihe folgt weit er unten Naheres. 



Fe hireg istri rnng. 



In Abwartung eines Eschenhagen'schen Feinregistrir- 

 Apparates wnrde die Gelegenheit des Freikommens des 

 Registrir-Apparates des Ehleit'schen Tripendulum's benützt 

 um schon vorlaufig die Pulsationen auf grosser Scala zu 

 registriren. 



Ein altes Lamont-Unifilarvariometer wurde durch ïoi'dirung 

 des Neusilber-Suspensionfadens in einem Variometer für die 

 Nord — Süd (astronomisch) Componente X nmgestaltet, und 

 spater noch ein nnbenütztes Galvanometer für Erdstrom- 

 Registrirung durch das Anbringen eines gleichgerichteten 

 Magnetes unterhalb des suspendirten Magnetes zu einem höchst 

 empfindlichem Variometer für die Ost — West (astronomisch) 

 Componente Y gciuacht. 



Bei der Rogistrirung der X Componente war: 

 1 mm. = 0.79 y. 



Schwingungsdauer 10 Sec. 



Diimpfung wai- leider nicht anznbringen. 



Bei der Y Componente war: 



1 mm. = 0.11 7. 



Dampfung sehr stark, fast ..dead beat". 



Das Papier bewegte sich in einer Minute über 2 mm. 



Es war bei diesen grossen Dimensionen ein Leichtes die 

 rein ausgebildeten Pulsationen zu scheiden von den gestörten, 

 dass heisst von solchen Pulsationen, bei welchen bevor die 

 pendelartige Bewegung ganz ausgeführt is eine neue Bewe- 

 gungsart sich geitend macht. 



Die monatlichen mittleren Schwingungszeiten jener unge- 

 störten Pulsationen bestetigen das oben angeführte Resultat 

 einer jahrlichen Ungleichheit. 



