201 



windwaarnemingen. Gaan wij nu de rei der hygrometers langs, 

 zoo staat bovenaan de absorptie-hygrometer die aan de, beide 

 hoofdvereiselilen voor goede direkte waarnemingen voldoet, nl. 

 eenvoudigheid en terugvoering lot de drie elementen: maal, 

 gewicht en tijd. 



Men verkrijgt door dit instrument echter slechts gemiddelde 

 waarden en de methode kan tol nu toe alleen gebruikt worden 

 ter bepaling van constanten van andere instrumenten. 



In de Meteorologie kan de methode niet worden ingevoerd 

 tenzij het instrument zelf regislreerend worde gemaakt. Voor 

 mijn vertrek uit Holland heelt de Heer Olland te Utrecht de 

 vervaardiging op zich genomen van een dergelijk instrument; 

 maar door eene mij onbekende oorzaak is de in April 1877 

 grootendeels voltooide hygrometer nog niet uitgezonden. 



De tweede hygrometer is het Regnault-Danielsche condensatie 

 apparaat. 



Alleen in de leerboeken vindt men aangegeven dat, met een 

 weinig oefening, dit instrument snel en juist tot het doel voert. 



Allen echter die er mede gewerkt hebben klagen over de 

 groole bezwaren waarop zij bij de behandeling zijn gestuit. 

 Vooral in tropische gewesten, waar de temperatuur hoog en de 

 vochtigheid gering is, levert deze methode groote bezwaren op. 

 (Vergelijk hiervoor : 



An account of experiments made in 1875 and 1876 in va- 

 rious paris of India for the purpose of compariug the observed 

 temperatnre of the dew-point with that compuled froni the 

 Psychrometers by different nielhods of reduction by Henry 

 Blanford. 



Journal. Asialic. Soc. of Bengal. Vol XLV Part II). 



Zonder in verdere discussie te treden omtrent de doelmatig- 

 heid van dit instrument, moge liet vcelbcwijzende feil worden 

 vermeld, dat op geen Meteorologisch Observatorium Regnault's 

 hygrometer wordt gemist, maar dat nergens controle waarne- 

 mingen daarmede worden gedaan. 



Een groot bezwaar tegen dit instrument is ook dat het al- 



