202 



leen in staat is den vochtigheidsloestand aan te geven van de 

 omgeving waarin liet is geplaatst en het dus niet kan worden 

 gebruikt in vertrekken, waar gestookt wordt — terwijl de waar- 

 neming buitenshuis., uit den aard der zaak, als ondoenlijk kan 

 worden beschouwd. 



De derde methode eindelijk, die met August's psychrometer; 

 steunt geheel op de beide vorige methoden en bovendien op 

 theoretische beschouwingen waarvan de voorwaarden die gesteld 

 zijn, met name de vernieuwing der lucht rondom de thermo- 

 meterbollen, bezwaarlijk zijn te verwezenlijken. 



In den laatsten tijd zijn dan ook vele stemmen tegen deze 

 methode gehoord en het is bewezen dat waarnemingen beneden 

 het nulpunt gedaan als van onwaarde kunnen beschouwd worden. 



De nieuwe hygrometer , waarvan de beschrijving volgt , heft 

 grootendeels de bezwaren op die de nu bekende opleveren — maar 

 brengt natuurlijk andere moeilijkbeden met zich. Bij mijn 

 vertrek uit Holland was het instrument slechts ten halve ge- 

 reed en het is mij dus onmogelijk eene serie waarnemingen 

 (de eenige werkelijke kritiek op de bruikbaarheid) mede te deelen. 



Ik geef de beschrijving en de teekening in de hoop dat dit 

 aanleiding zal geven tot de vervaardiging: in elk geval is het 

 een voordeel dat de spanning van den waterdamp direkt kan 

 gemeten worden. 



Aan eene stevige houten stelling (Haat. lig. I) zijn bevestigd 

 twee buizen ah en cd die door middel van de kranen t en t 

 met de buitenlucht gemeenschap hebben. De diameter der bui- 

 zen is ongeveer 50 M. ten einde correcties voor capillariteit te 

 ontgaan. Op elke buis is een trechter aangesmolten in welks 

 bodem eene dunne buis luchtdicht geslepen is. terwijl op 

 kleinen afstand van den bodem eene kraan is aangebracht. 

 Door middel van deze dunne buizen en de daartusschen gele- 

 gene twee Uvormige buizen correspondeeren de beide buizen 

 ab en cd. De in de teekening aangebrachte trechtertjes worden 



