204 



op deze wijze op het niveau a is gebracht tevens het kwik 

 in cd weder op d moet staan. 



Het volumen is nu na het overpompen gelijk aan dat vóór 

 de bewerking en tot berekening van de spanning van den wa- 

 terdamp uil het verschil in niveau a en a 1 (door den kalheto- 

 meler gemeten) kunnen terstond dienen de formules voor den 

 luchtthermometer met conslanl volumen. 

 Zij V het ingepompt volumen lucht. 



v het reeds aanwezige volumen drooge lucht in de Uvor- 

 mige buizen. 



1> de barometerstand bij het sluiten van kraan t 1 



\ de spanning van den waterdamp. 



B 1 de barometerstand na het aflezen van niveauverschil 

 i a I = n. 



t de temperatuur vóór de proef. 



t 1 de temperatuur na de proef, dan is 



1 + 



t . — 

 1 -+- a 



Is t=l x 



kt, „ 1+lil'f \ | V. 1 + k ti / \ 



at 1 -f- a l' \ I \ ) 1 + a l l [ I 



X=^(„ + B-B. 



Uit de formule blijkt dal n moet vermenigvuldigd worden 

 mei een factor grooler dan de eenheid: maar die des te meer 

 daartoe nadert naar mate V grooter en v kleiner genomen is. 



Het is dus wenschelijk de Uvormige buizen niet te wijd eu 



de verbindingsbuizen zoo nauw mogelijk Ie maken. 



v + V 

 De reductiefactor — - — moet bepaald worden door de kraan 



I 1 Ie verbinden met eene ruimte waarin de lucht door nat 

 neteldoek met waterdamp is verzadigd op dezelfde wijze als 

 waarop Regnault de maxiinumspanningen heeft bepaald door 

 den absorptie hijgromeler. De voordeden die dit instrument 

 aanbiedt zijn dus: 



1°. Men kan het op eene vaste plaats tegen over den kathe- 

 lometer opstellen. 



