244 



geheel zonder oefening in het lezen en schrijven is. Niemand 

 behoeft zich door de omstandigheid dat zijne bezigheden hem 

 soms noodzaken gedurende eenige dagen van huis te zijn, van 

 hel aanvragen van een regenmeter Ie laten afhouden ; uit het 

 reglement en de toelichting daarop zal men zien dat men ook 

 onder die omstandigheden met veel vrucht aan de waarnemin- 

 gen kan deelnemen. Men behoeft ook niet bevreesd te zijn 

 dat de waarnemingen ongebruikt zullen blijven liggen , daar 

 de noodige maatregelen voor eene geregelde en spoedige uit- 

 gave genomen zijn; in het reglement is namelijk bepaald, dal 

 de Directeur van het observatorium te Batavia maandelijks voor 

 de Javasche Courant overzichten der regenwaarnemingen zal 

 opmaken , waarvan aan ieder der waarnemers een afdruk zal 

 toegezonden worden. 



Ik ga thans over tot de beschrijving van den regenmeter 

 zooals die voor de stations in Nederlandsch-Indie ingericht is. 



Deze regenmeter, door nevensgaande afbeelding op ongeveer 

 een twaalfde van de natuurlijke grootte voorgesteld, bestaat 

 uit de volgende deelen : 



lo. een trechter a waardoor het water opgevangen wordt ; 



2o. een kastje c waarop de trechter geschroefd is; 



3o. een in het kastje geplaatst reservoir b waarin het opge- 

 vangen water verzameld wordt; 



4o. een voetstuk waarop het kastje geplaatst is; 



verder zijn bij iederen regennieter een tweede reservoir en 

 twee maatglazen gevoegd. 



De trechter a is van gegoten metaal; de wanden zijn vrij 

 dik, zoodat verandering van vorm niet te vreezen is: de rand 

 van den trechter is scherp afgedraaid, scherper dan in de lee- 

 kening is aangegeven ; de opening van den trechter is een 

 cirkel van 12 c. M. middellijn. De trechter is op hel kastje c 

 geschroefd en eindigt in een buis die in het kastje uitkomt. 

 De hoogte der opening van den trechter boven het kastje be- 

 draagt 18 c. M., zoodat de wanden van den trechter zeer steil zijn. 



