Apparat til Trykregulering ved Kogepunktsbestemmelser. 
Til Bestemmelse af Kogepunktsforhojelsen er benyttet Beckmanns Apparat af 
nyere Konstruktion"), der udenom den egentlige Kogebeholder er forsynet med en «Damp- 
kappe», en cylindrisk Beholder indeholdende en passende Mængde af Oplosningsmidlet. 
For at kunne variere Forsegstemperaturen satte jeg Apparatet i Forbindelse med en Tryk- 
regulator, hvis Indretning ses af hosstaaende Tegning. J de to Sideror, det ene i Koge- 
beholderen, det andet i den ydre Dampkappe, er indsat Liebig’ske Svaleror, der atter ved 
Hjælp af et gaffelgrenet Ror staa i lufttet Forbindelse med et Glasrer. Dette er forneden 
galgeformigt ombojet, og dets korte lodrette Gren gaar gennem den ene Gennemboring af 
en tætsluttende Kautschukprop, anbragt i en omvendt stillet Flaske paa 10 Liter, hvis 
Formaal er at bevirke, at man kan iværksætte langsomme Trykendringer i Apparatet. 
Flasken staar atter, som vist i Tegningen, i Forbindelse med et Manometer, der bestaar 
af et over 2 Meter langt, paa Midten ombojet Glasror med en Lysning af 8 Mm. Mano- 
metervedsken er ren Luccaolje, hvis Vegtfylde blev bestemt nojagtigt ved Hjelp af et 
Pyknometer. Derefter blev en Maalestok til Aflesning af Hojdeforskellen i de to Mano- 
metergrene inddelt saaledes, at 10 Inddelinger ved 18°C. svarer nøjagtigt til et Tryk af 
1 Millimeter Kviksolv, altsaa I Inddeling til 0,1 Millimeter, hvorved Aflesning af Trykket 
i Apparatet foregaar let og uden besværlig og tidsspildende Beregning >”). 
Paa Røret fra Svaleapparaterne er indsmeltet to korte Sideror, & og b, af hvilke 
det ene (a) gennem et Klorkalciumrør staar i Forbindelse med den ydre Luft, det andet 
(6) med en Flaske paa I Liter, der gennem € — ligeledes ved et Klorkalciumrør — atter 
staa i Forbindelse med den ydre Luft. Forbindelsen mellem Rorene ved a, b og e sker — 
ligesom de andre, paa Tegningen antydede Steder — ved Hjælp af korte, meget tyk- 
væggede Stykker Kautschukslange; ved a, & og c er paa disse anbragt Hoffman'ske Klem- 
skruer. Forøvrigt er Forbindelsen iværksat ved Hjælp af Kautschukpropper, undtagen ved 
Svalerøret i Kogebeholderen (ved d), hvor der er anvendt en udsøgt Korkprop for at und- 
gaa Berøring af Alkoholen med Kautschuk. Af samme Grund og tillige for at undgaa ved 
Indsætning og Udtagning af Thermometeret at støde an med dettes Beholder mod Koge- 
beholderens Vægge, er der i den snevrere Del af Kogebeholderen — ved e — anbragt en 
c. 4 Cm. lang Korkprop hvorigennem Stilken af Thermometeret føres og som slutter 
nogenlunde tæt om denne; i den øverste, bredere Del af Kogebeholderen er Thermometeret 
befæstet ved Hjælp af en tætsluttende Kautschukprop. 
Forsøgene ere nu udførte saaledes, at man begynder med ved Hjælp af en 
1) Zeitschr. phys. ‘Ch. Bd. 8, p. 223. 
?) Temperaturen i Arbejdslokalet holdtes saavidt muligt konstant ved 18°C. under Forsøgene; en 
ringe Variation — c.1? til begge Sider — faar dog ingen mærkelig Indflydelse. 
