13 85 
skal jeg her anføre nogle enkelte, jeg ikke andetsteds har set omtalle, men som uden 
Tvivl ere af væsentlig Betydning. 
Det benyttede Thermometer var et Beckmann'sk Differentialthermometer, inddelt i 
Hundrededels-Grader. Det bør ved Indsætning og Udtagning af Thermometeret ligesom 
under Forsøget omhyggeligt undgaas at støde an med Thermometerbeholderen mod Koge- 
beholderens Vægge, ligesom det udenfor Apparatet bør vogtes mod ethvert Sammenstød 
med haarde Genstande. Nulpunktet kan nemlig derved flytte sig ret betydeligt, og paa 
Grund af Glassets ufuldkomne Elasticitet udjævnes Formforandringen kun meget langsomt 
og næppe fuldstændigt. Man undgaar Sammenstød ved Indsætning og Udtagning ved at 
anbringe en lang Prop i den snevrere Del af Kogebeholderen (ved e i Tegningen), som 
anført p.8. Har ved Uagtsomhed et Sammenstød fundet Sted og en Forrykning af Nul- 
punktet er iagttaget, gør man bedst i at lade Thermometeret henstaa i længere Tid, inden 
det atter tages i Brug. 
Mængden af Oplosningsmidlet i den-ydre Dampkappe bør ikke være for ringe, 
hvilket kan give sig tilkende ved, at Temperaturen i Kogebeholderen ikke holder sig 
ganske konstant paa Maximumspunktet; da ved længere Tids Brug et Tab ikke undgaas, 
bør det jævnlig suppleres eller fornyes. 
Naar man ved Forsøg med forskellige Koncentrationer lader Opløsningen og 
Vædsken i Dampkappen afkøles noget, inden en ny Mængde af det opløste Stof tilsættes, 
og derpaa atter opvarmer, hænder det let, at Kogningen begynder med stærk Stødning, 
saa at Vædsken gaar højt op i Svaleapparatet. Man undgaar dette ved at holde Apparatet, 
naar Vædsken nærmer sig Kogepunktet, i vedvarende, hurtig Rystning, indtil Kogningen 
er godt i Gang. 
Ved Overholdelse af disse Regler i Forbindelse med de af Beckmann selv an- 
givne kan man arbejde med Apparatet med forholdsvis stor Sikkerhed. Som ovenfor ud- 
viklet maa det under alle Omstændigheder anses for en nødvendig Betingelse at tage 
Hensyn til Lufttrykket. Ved uforandret Tryk indstiller Thermometret sig skarpt — med 
Nøjagtighed af et Par Tusindedels-Grader — paa Maximumspunktet og holder sig der i 
længere Tid; men enhver Trykforandring, det være sig ved Forandring af Atmosfæretrykket 
eller af Manometerets Stand, giver sig strax tilkende ved tilsvarende Ændring af Thermo- 
meterstanden. 
Ændring af Methylalkohols Damptryk med Temperaturen. 
Til Undersøgelse af, hvorvidt Forholdet mellem Ændringen af Trykket og af Koge- 
punktet af Methylalkohol kan betragtes som konstant indenfor snevrere Grændser, og til 
Fastsættelse af dette Forhold har jeg med det beskrevne Apparat foretaget en Række af 
