MV 



Forfærdigelsen af disse Glas-Alkoliolomelre er overdragel Instrumentmager 

 J, Nissen; og for at Bestyrelsen for den polytechniske Læreanstalt kan være i Stand 

 (il al prove Rigtigheden af de leverede Instrumenter, bliver el af Nissen selv udvalgt 

 Exemplar opbevaret i den polytcchniskc l^æreanstalts pbysiske Samling. Delte er af 

 S. meget omhyggeligt bleven sammenlignet med cl hundrede grådigt Alkoholometer 

 efter den bcrömte Tralles, hvilket af Tralles i sin Tid selv er udvalgt og sendt til 

 Conferentsraad og Professor Orsted, 



Samtidigt med deime Sammenligning foretoges en anden med el af Steinheil 

 i München indrcllet Alkoholon cler og el af Nissen forfærdiget, hvori intet Thermome- 

 ter var anbragt, men derimod en Skala, som baa»le var inddelt tflcr Tralles og efter 

 Spendrup. 



Senere foretoges en Sammenligning mellem Nr. 42 af Nissens Alkoholomelre, nem- 

 lig del i den pulytechniske Læreanstalt opbevarede, og Nr. d2 af Nissens, som er be- 

 stemt til at opbevares i General-Toldkammeret. Disse sidste to Instrumenter viste sig 

 tilstrækkelig overeciisslemraende. 



Den forste Sammenligning udfortes paa den Maade, at alle 4 Instrumenter 

 anbragtes i cl Glas, som rummede noget over 2 Polter Viinaaud. Der foretoges en 

 dobbelt Række af Forsög, idet nemlig Aflæsningen snart foreloges ved ISA" R., snart 

 ved 9* R. ; thi som bekjendt gjelder den forste Varmegrad for Tralles's og den sidsle 

 for Spendrups Alkoholomelre. 



De saaledes erholdte Tal ere anförtc i Tabellerne I og II. Af disse er atter 

 Tabellen IV udregnet, idel S. deels har bonyllel de af Tralles deels de af Spendrup 

 angivne Corrcclioiier. 



Sammenlignes i Tabel IV de nye Resiillaler over Forholilel mellem Spendrups 

 og Tralles's Grader med de ældre Angivelser, da viser sig en ikke ubetydelig Forskjel. 

 Hvori denne Uovereensslemraelse har sin Grund, er vanskeligt med Bestemthed al sige, 

 efterdi man ikke har noget af de ældre Sölvinstrumenler, paa hvis Riglighed man kan 

 stole. Fi heller findes i Sjiendrups Beskrivelse over det af ham indrettede Alkoholo- 

 nicler tilstrækkelige Angivelser over den Vægtfylde, som skal svare til hver Grad paa 

 Instrumentel. Del har derfor været nödvendiit al foretage nye Undcrsiigelser over de 

 Vægtfylder, som opslaae ved, cflcr Spendrups Angivelse, al blande Viinaand lil 16" 

 SjienJrup, hvis Vægtfylde ved 9" R. skal være 0,825, med forskjellige Alæirgder Vand. 

 De af Nissen fimdne Vægtfylder ere anförtc i Tabel IV i Rækken G. 



Hermed har man ecngang for alle erholdl et bestemt Udgangspunkt, i del 



