00 
Det Apparat, som Dr. Hannover og jeg i den senere Tid.have 
anvendt til vore Undersögelser over, hvormegen Kulsyre et Menneske ud- 
aander i en given Tid, er 47 Tommer langt, 72 Tommer höit og 56 
Tommer bredt. Træet i den ydre Rasse er 14 Linier tykt, og de 4 Si- 
destykker, hvoraf Dören udgjör det ene, saavel som Bunden og Loftet, 
ere ved 6% Skruer samlede saaledes, at man let kan adskille og flytte 
Kassen. For at undgaae Muligheden af, at nogen mærkelig Quantitet 
Kulsyre skulde fortættes i Traets Porer, ere alle de indvendige Sider 
beslaaede med Zinkplader og kun i de Fuger, som dannes ved Beröringen 
af to Flader er der anbragt en tår fast Kit af Kridt og Svinefedt. I 
Doren ere anbragte 6 ordenlige Ruder, Figur 3. C, hvorved Kassen 
altsaa næsten er ligesaa lys, som Værelset hvori den staaer; desuden 
ere der anbragte 6 smaa Ruder, Fig. 3 C’, saaledes, at man uden 
fra kan see om Qviksülvet löber ud, naar Skaalene sænkes ned”), samt 4 
smaa Ruder paa Siderne for at aflæse de i Kassen anbragte Thermo- 
metre Fig. 2. C”. 
Da jeg for at formindske Haarrérskraftens Virkning i Glasrérene 
i den senere Tid anvendte Glasrör af 48 til 20 Tommers Höide og 6 
Liniers Brede Fig. 1 og 2 a, a, var det ikke godt muligt at benytte en 
Fjeder af Tre til at holde Skaalene med Qviksélv op, Fig. 1 og 2. b,b,b; 
der blev derfor anbragt en Jern-Yxetstang med en passende Modvægt, 
Fig. 2 h, saaledes, at man med Lethed kan sænke og hæve de Tresten- 
ger, Fig. 2, f, hvor Skaalene med Qviksölv ere anbragte. 
Derved, at Kassen saaledes er bleven meget stor, stiger i Reglen 
Kulsyre Mængden kun til 4 eller 4 heel , og det vilde derfor aldeles 
ikke lönne Umagen at anvende et Kaliapparat for at optage den lille 
Mængde Rulsyre, som kunde föres bort af den bortgaaende Luft. Skulde 
nemlig Luftstrémmen circulere saa hurtigt, at et kjendeligt Tryk paa 
+) See Beskrivelsen over det ældre Apparat i X Deel. 
