Ueber die Bestimmung von Lösungswärmen 

 mittelst des Eiskalorimeters von Bunsen. 



Von 



* P. E. Neumayr. 



(Mit einer lithografirten Karte.) 



Das Eiskalorimeter von Bunsen lässt seiner Theorie nach 

 erwarten, dass es in hohem Grade geeignet sein müsse, die 

 Wärmemengen zu messen, welche bei chemischen Processen 

 entwickelt oder absorbirt werden. Dennoch sind bis jetzt 

 nur wenige solche Messungen (Verbrennungswärmebestim- 

 mungen von Schüller und Wartha und von Than) ausgeführt 

 worden. Ich habe desshalb versucht, die Anwendbarkeit des 

 Instrumentes zur Messung der Lösungswärme von Salzen zu 

 prüfen. Ich wählte dazu einerseits das salpetersaure 

 Ammoniak aus dem Grunde, weil dessen Lösungswärme 

 bereits von Dr. Toi linger*) untersucht worden ist, und 

 daher zur Controlle dienen kann, dann das Schwefel- 

 cyankalium, weil sich dasselbe nach den vorhandenen 

 Angaben durch die Tiefe der Temperatur auszeichnet, bis 

 zu welcher es durch seine Auflösung die Flüssigkeit er- 

 niedrigt. Bevor ich zur Mittheiluug der Resultate schreite, 

 will ich über Instrument und Methode einige Bemerkungen 

 vorausschicken. 



I. lieber das Eiskalorimeter und dessen Behandlung. 

 A. Das Instrument. 



Damit das Instrument allgemein brauchbar sei, müssen 

 besonders folgende Bedingungen erfüllt sein: 



1. Das eprouvettenförmige Glas, in welches die zu unter- 



*) Sitzbr. der k. Akademie der Wissensch. Bd. LXXII. 



