— 18 — 



auch unreiner Schnee dieselben Dienste thut, wie ohne sie 

 der reinste. Ausserdem aber ist sie ein vortreffliches Schutz- 

 n)ittel für das Instrument selbst, welches ohne diese Vor- 

 richtung beim Nachfüllen von Schnee leicht Schaden leidet. 



B. Prüfung und Aufstellung des Instrumentes. 



Auch hierüber glaube ich mit Recht in diesem allge- 

 meinen Theile einige ausführlichere Bemerkungen machen zu 

 dürfen, da dieselben aus der Erfahrung geschöpft vielleicht 

 einem Anderen, der das Instrument zu benützen gedenkt, 

 manche traurige Erfahrung ersparen dürften; die Angaben 

 Bunsen's setze ich hiebei voraus. 



1. Füllung des Instrumentes, Da es nicht ge- 

 rathen ist, den Apparat direkt an der Luft zu erhitzen, lasse 

 man denselben zuerst nur massig erwärmen (etwa am Ofen); 

 in einem anderen Gefässe bringe man destillirtes Wasser 

 zum Kochen und lasse selbes wieder auf etwa 50° C. ab- 

 kühlen, und fülle damit den Apparat zur Hälfte; erwärme 

 ihn hierauf auf etwa 80** C. über der Spirituslarape, bringe 

 ihn umgestürzt unter die Luftpumpe, so dass der offene 

 Schenkel in ein Gefäss mit Wasser von etwa 60^ C. taucht, 

 bringe durch Auspumpen der Luft das Wasser im Apparate 

 und im vorgelegten Gefässe zum Sieden, lasse wieder Luft 

 eintreten, wodurch Wasser in den Apparat getrieben wird. 

 Dieses wiederhole man so lange bis der ganze Apparat mit 

 Wasser gefüllt ist. Eine kleine allenfalls noch in der Krüm- 

 mung der Röhre befindliche Luftblase lasse man durch ge- 

 eignetes Neigen des Instrumentes, nachdem man es unter 

 der Pumpe herausgenommen, im engeren Schenkel aufsteigen, 

 aus dem das Wasser ohnehin wieder entfernt wird. Hierauf 

 schüttet man mittels einer Kapillarröhre Quecksilber, das 

 zuerst zum Sieden erhitzt und hernach wieder auf ungefähr 

 50° C. abgekühlt worden, durch die enge Röhre ein, und 

 bringt es durch Neigen in das weite Gefäss, bis es in diesem 

 die gewünschte Höhe erreicht hat. Das Wasser in der 



