— 20 — 



man sich durch rohe Versuche überzeugt hat, dass eine be- 

 stimmte Anzahl Theilstriche ungefähr einer Wärmeeinheit 

 entsprechen, nimmt man von einem Körper, dessen spezifische 

 Wärme man vorher genau kennt, eine solche Menge, dass 

 sie auf 100^ erwärmt und in den Apparat eingeführt, voraus- 

 sichtlich den grösseren Theil der Skala des Quecksilbers 

 entleeren. Aus dem genauen Gewichte der eingeführten 

 Menge und deren spezifischer Wärme berechnet sich die ein- 

 geführte Wärmemenge, aus dieser und den Skalenablesungen 

 die Konstante. Es ist 



w 



a 

 wenn w die eingeführte Wärme, a der abgelesene Ausschlag 

 des Quecksilbers in der Skala ist. 



C. Fehlerquellen und deren Beseitigung, 



Fehler können im Allgemeinen entspringen: 



1. Aus der Unsicherheit der Wägungen. Der Einfluss 

 dieser Fehler lässt sich nur bei jeder Art von Untersuchun- 

 gen eigens bestimmen, Sie sind daher hier nicht abzuhandeln. 



2. Von fehlerhaftem Einschütten des zu untersuchenden 

 Stoffes, Ist nämlich der Apparat zu enge, oder ist die 

 Eprouvette schon oberhalb der Stelle, an der sie in das um- 

 gebende Gefäss eingefügt ist, feucht, oder verengt sie sich 

 an genannter Stelle, so entsteht ein Fehler dadurch, dass 

 der eingeführte Stoff an die Wände anstösst und dadurch 

 eine kleine Aenderung der Temperatur erleidet, oder wenn 

 die Substanz pulverig oder flüssig ist, theilweise an den 

 Wänden hängen bleibt. Dieser Fehler lässt sich nicht be- 

 stimmen, muss daher durch geeignete Konstruktion des Appa- 

 rates und gehörige Vorsicht beim Versuche selbst vermieden 

 werden. Die Vorrichtung, die Reichert ^) angibt zur Ein- 

 führung des Stoffes, bietet in dieser Beziehung manchen 



, ») a. a. 0. 



