— 23 — 



die Kapillaritätserscheinungen bilden. Doch werden diese 

 in den meisten Fällen gänzlich vernachlässigt werden können; 

 denn es kann ja die Röhre, ohne der Empfindlichkeit einen 

 bedeutenden Eintrag zu thun hier viel' weiter sein als z. B. 

 die Thermometerröhren sind; durch eiue kleine Erschütterung 

 der Röhre vor dem Ablesen wird dann diesem Uebel leicht 

 und ergiebig abgeholfen. 



7. Einer besonderen Erwähnung werth ist noch der 

 Einfluss der Zimmertemperatur auf die Richtigkeit der Ab- 

 lesungen. Wie leicht einzusehen ist, rauss das ausfliessende 

 Quecksilber bei einer Temperatur von 0'' C. gemessen, be- 

 ziehungsweise die M'^ssung auf diese Temperatur reduzirt 

 werden. Zu beachten ist dabei Folgendes: Das Quecksilber 

 in dem mit Schnee bedeckten Theile des Instrumentes hat 

 offenbar die Temperatur 0^ C. ; oberhalb erhöht sich diese 

 Temperatur nur allmählig, bleibt jedoch in der Regel etwas 

 kleiner als die Zimmertemperatur; man sollte daher diese 

 Temperatur jedesmal eigens mit einem feinen Thermometer 

 messen und so die Ablesung korrigiren. Doch ist diese Kor- 

 rektur so klein, dass sie bei einer tausendtheiligen Skala nur 

 ungefähr 0,2 Theilstriche per Grad betragen kann. Dazu 

 kommt noch, dass eigentlich bloss die Temperaturerhöhung 

 zu beachten wäre, welche jenes Quecksilber erleidet, das 

 aus den schneebedeckten Theilen des Instrumentes in die un- 

 bedeckten gelangt; diese aber, da jenes Quecksilber noch in 

 die Nähe des Schnees zu liegen kommt, ganz unbedeutend 

 ist. So ist es möglich dass diese Korrektur selbst bei einer 

 bedeutend hohen Zimmertemperatur ganz ausser Acht gelassen 

 werden kann, wie ich mich auch durch direkte Versuche 

 überzeugte, indem ich bei Temperaturen von 15° bis 20 '^ C. 

 die Skala und den übrigen vom Schnee herausragenden 

 Theil des Instrumentes mit Schnee bedeckte, und keine Störung 

 des Ganges wahrnehmen konnte. 



8. Nun bliebe noch ein Fehler zu beachten, nämlich 

 der, der durch eine unrichtige Bestimmung der Konstanten, 

 mittels welcher die Ablesungen der Skala in Wärmeein- 



