133  É. FERNET. — DU RÔLE DES ÉLÉMENTS DU SANG 
cients de solubilité des gaz dans les liquides avec uné grande ap- 
proximation. 
Le vase dans lequel doit se faire l'absorption est un cylindre de 
verre V, qu'on peut fabriquer à la lampe avec un gros tube de 
35 à 40 millimètres de diamètre, et de 28 à 30 centimètres de lon- 
gueur (1). La figure À (planche 4) indique suffisamment la forme de 
ce vase et la disposition des deux tubes de verre (c, d) qui sont sou- 
dés à la partie supérieure ; le tube supérieur (e) doit être d’un dia 
mètre suffisant pour laisser passer les liquides, le tube latéral (d) est 
au contraire capillaire. Le premier (ec) est en rapport avec un T de 
cuivre muni de robinets (g, k)qui permettent de faire communiquer 
l'appareil successivement avec la machine pneumatique et le gazo- 
mètre autant de fois qu’on le juge convenable, et par un simple 
jeu de robinets. Le tube (e) est réuni au T de cuivre par un tube de 
verre effilé (m), qu'on ferme au chalumeau quand le gaz et le li- 
quide sont introduits dans l'appareil : cela n'offre d’ailleurs aueune 
difficulté, pourvu qu'on ait rendu la pression intérieure un peu 
moindre que la pression atmosphérique, Cette pièce est la seule 
qu'il faille renouveler à chaqué expérience : elle permet de comp 
ter d’uné manière absolue sur la fermeture hermétique du vase à 
absorption, et de l’agiter beatcoup plus facilement (2). Le sécond 
tube (d) est capillaire, et communique avec un Mmanômètre à mer 
cure, par un système de deux petits robinets d'acier (r, r) qui 
peuvent être à volonté séparés où réunis. Le modé de réunion est 
celui que M. Regnault a employé dans quelques-uns de ses appa— 
reils : ce sont deux petits cônes d'acier, serrés dans une gorge 
(1) Il est, du reste, nécessaire de faire varier les dimensions du cylindre à 
absorption dans les différents cas ; les nombres que je donne ici sont donc unique- 
ment des nombres moyens, destinés à donner une idée de l'ordre de grandeur 
relative des diverses parties. Le cylindre devra, par exemple, être beaucoup plus 
grand quand il s'agira de l'absorption de l’acide carbonique par certaines solu- 
tions salines, qui en absorbent une quantité considérable, afin que la pression 
ne soit pas trop diminuée; il y aura au contraire ayantage à employer des vases 
plus petits pour l'oxygène ou l'azote, 
(2) C'est là la principale modification apportée à l'appareil depuis la description 
publiée précédemment ; elle facilite beaucoup la manipulation, et augmente en 
même temps la certitude des résultats, 
