DANS LA RESPIRATION. 139 
métallique (41). Le manomètre est aussi celui qu’il a employé dans 
plusieurs séries d'expériences : la disposition du robinet infé- 
rieur (R) permet de faire écouler le mercure de l’une ou l'autre 
des deux branches, ou de toutes deux à la fois. Les niveaux de mer- 
cure sont relevés au cathélomètre. Le cylindre à absorption 
est plongé dans un bain d’eau, dont on observe la température, 
chaque fois qu'il est nécessaire, avec de bons thermomètres qui y 
restent placés pendant tout le temps de l’expérience (2). 
Voici maintenant comment on opère : 
Le cylindre étant séparé du manomètre, et réuni au T de cuivre, 
on met en communication les robinets (g, h), l’un (g) avec la ma- 
chine pneumatique par l'intermédiaire d’un tube de plomb, l’au- 
tre (h) avec le gazomètre ou l'appareil à gaz, au moyen d’un tube 
de caoutchouc. On peut alors faire le vide cinq ou six fois dans le 
cylindre, en le laissant chaque fois se remplir lentement de gaz 
pur. L'appareil une dernière fois plein de gaz, sous une pression 
dont on peut disposer à volonté par la quantité de gaz qu’on y a 
laissé entrer, on emplit complétement le manomètre de mercure 
jusqu'au point r, en continuant de verser le métal par la grande 
branche jusqu'à ce qu'on le voie s’écouler par le petit robinet d’a- 
cier : on établit la communication avec le cylindre, et l’on fait 
écouler du mercure par le robinet inférieur, jusqu'à ce que le ni: 
veau arrive dans la branche fermée à un point de repère (x) mar- 
qué sur le verre ; on vérifie d’ailleurs l’affleuremént avec la lunette 
du cathétomètre. Le cylindre et l’espace manométrique ayant été 
jaugés à une température connue, on a le volume du güz; sa 
température est celle du bain : sa pression est observée sur le ma- 
nomètre, Or, d’après la manière dont on a opéré , en augmentant 
lé volume du gaz, on a rendu sa pression moindre que la pression 
atmosphérique ; c’est là ce qui permet d'introduire le liquide d’une 
manière très simple. Si l’on détaché, en effet, lé tube de caout- 
(1) La figure (4 ,A) représente la section des deux cônes métalliques séparés, 
à une échelle un peu plus grande. La figure (1,B) représente le collier métallique 
qui doit les réunir, et la section de ce collier. 
(2) Les thermomètres, qui demeurent toujours plongés dans le bain, n'ont pas 
été indiqués dans la Ggure 4, äfin de ne pas la compliquer. 
