1h0 É. FERNET. — DU RÔLE DES ÉLÉMENTS DU SANG 
choue qui a servi à introduire le gaz, du tube de verre vertical (e) 
auquel il était attaché , et qu’on lui substitue un flacon contenant 
une solution saline, dans laquelle on fera plonger le tube de 
verre, au moment où l’on ouvrira le robinet h, la pression atmos- 
phérique fera monter une certaine quantité de la solution dans 
le cylindre (4). Le liquide une fois introduit, on ferme au chalu- 
meau le tube », et l’on peut enlever le cylindre et agiter le liquide 
au contact du gaz aussi longtemps qu'il est nécessaire. On rétablit 
d’ailleurs la communication avec le manomètre, au moyen des robi- 
nets d'acier, quand on le juge convenable. L’absorption peut être 
considérée comme terminée, lorsque, la communication ayant été 
rétablie une dernière fois avec le manomètre, il n’y a pas de chan- 
gement sensible dans le niveau du mercure : on fait en sorte que 
le niveau arrive alors dans la branche fermée au même trait «, ou 
à l’un des autres points de repère B, y, d, marqués sur le verre. 
Si l’on consait le volume du liquide introduit, on connaîtra aussi 
le volume du gaz, puisque le tube manométrique a été jaugé avec 
soin jusqu’à chacun de ces points de repère ; sa température et sa 
pression sont également connues : les deux volumes de gaz, ra- 
menés à 0 degré et à la pression de 760 millimètres, donnent, par 
différence, le volume de gaz absorbé. Enfin, comme on connaît la 
densité du liquide, on en détermine le volume par le poids, au 
moyen de deux pesées du cylindre, faites, l'une pendant qu’il con- 
tient le liquide, l'autre après qu’on en a chassé le liquide. 
Je ferai remarquer, en terminant cet exposé de la méthode, que 
tous les volumes sont déterminés par des pesées, c’est-à-dire 
avec un degré d’exactitude que la méthode directe peut difficile- 
ment atteindre, et qui reste le même pour la détermination de 
toutes les données numériques de l'expérience. Pour avoir la 
force élastique du gaz, on mesure la pression atmosphérique sur 
un bon baromètre, on prend avec un cathétomètre la différence 
des niveaux dans le manomètre, et il reste à retrancher de la force 
élastique ainsi obtenue celle de la vapeur d’eau qui peut se trouver 
mélangée au gaz. Or, l’espace étant nécessairement saturé de 
(1) Cette disposition est indiquée dans la figure 2. 
