DANS LA RESPIRATION. 151 
pareil mélange ne se boursoufle plus assez pour entraver l’opéra- 
tion, et il peut être chauffé à une température assez élevée sans 
qu'il y ait de coagulation notable. Cependant il remplace la ferme- 
ture des tubes de caoutchouc au moyen de cylindres de verre 
massif, par une fermeture au moyen de compresseurs analogues à 
la pince métallique, que M. Baumert placait à l'extrémité seule- 
ment de son appareil ; il ajoute lui-même un peu plus loin que, 
sans cetle modification, les caillots retenus entre la paroi du tube 
de caoutchouc et le cylindre de verre peuvent arriver à obstruer 
complétement le passage des gaz. Il y a donc dans l’application 
de cette méthode, sans autre changement, aux liquides tels que le 
sang, des difficultés pratiques sur lesquelles je reviendrai dans la 
dernière partie de ce travail. 
J'ai employé moi-même, à très peu près, la seconde méthode dé- 
crite par Baumert, en apportant quelques modifications (pl. fig. 5) 
à l'appareil et à la manière d'opérer. Aïnsi, j'ai pu remarquer, 
dans les premières expériences que j'ai faites en adoptant rigou- 
reusement la méthode, un tournoiement de la vapeur à l'extrémité 
du cylindre pendant l’ébullition de l’eau de la boule, qui pouvait 
faire craindre la rentrée de l'air, au moins par intermittences; en 
appliquant du reste cette méthode , comme moyen d'épreuve, à 
l'analyse des gaz de l’eau saturée avec de l’air atmosphérique, j'ai 
trouvé presque constamment de l'azote en excès sur les propor- 
tions théoriques, ce qui paraissait confirmer celte crainte. Jai 
placé alors le cylindre sur une petite grille f, contenant quelques 
charbons de Paris incandescents, qui, en maintenant ce cylindre 
à une température élevée, empêchent toute condensation de la 
vapeur ; en outre, j'ai engagé dans le tube de caoutchouc qui ter- 
mine l'appareil un petit tube de verre effilé très fin Æ, par lequel 
se dégage un long jet de vapeur pendant toute la durée de l’expé- 
rience, et qu'on ferme à la fin avec un trait de chalumeau. Au lieu 
de cylindres gradués, j'ai opéré alors avec des cylindres de verre 
ordinaire, qui peuvent être changés à volonté, et qu'on n’a 
pas la crainte de briser : la direction des tubes qui les terminént 
permet de faire passer facilement les gaz dans une cloche gra- 
duée, sur le mercure, et de procéder à l'analyse eudiométrique, 
