350 J. MAREY. — RÉCHERCHES HYDRAULIQUES 
consistait d’abord en un tube ouvert et très long, dans lequel 
l'ascension du sang lui-même eéxprimait sa tension. Bien des mo- 
difications ont été apportées dans là construction de cet instru- 
ment; ainsi Magendie, MM. Poiseuille et CL. Bernard, l'ont modifié 
chacun à sa manière. Toutefois il y a encore beaucoup à faire pour 
que le manomètre deviénne un instrument parfait ; chacun des 
instruments modifiés par ces physiologistes à des avantages spé- 
ciaux qui doivent le faire employer dans certaines circonstances, 
et certains inconvénients sont communs à tous. Ainsi pour avoir 
la tension moyenne du sang dans les vaisseaux, M. Poiseuille a 
été obligé de noter à chaque oscillation le maximum et le mini- 
mum, et de preudre la moyenne. Ces deux points extrêmes variant 
eux-mêmes, les moyennes variaient aussi à chaque instant, et il 
fallait encore prendre la moyenne entre elles toutes (4) ; de là des 
difficultés tellement grandes dans l’expérimentation, qu'on s'étonne 
qu'elles aient pu être résolues. Nous avons cherché à apporter 
aussi notre perfectionnement à l'instrument, et nous avons Con- 
siuit un hémomètre, que l’on pourrait appeler compensateur, qui 
indique de lui-même les moyennes entre des tensions inégalés 
SUCUCSSIVES, 
Disons auparavant que, dans l'évaluation des forces qui élèvent 
une colonne manorétrique, on a fait plus attention à la hauteur 
maximum à laquelle s'élève cette colonne qu’à la durée de son 
élévation. Cependant les lois physiques nous apprennent qu'une 
force quelconque peut $e lraduire, soit par un grand effet de peu de 
durée, soit par un pelit effet d’une durée considérable, le travail 
étant le même dans les deux cas, De la façon dont les pressions 
manométriques sont évaluées ordinairement, il n’est guère tenu 
compte que de l'intensité de l'effet produit, de la hauteur de la co- 
lonne, mais non de Ja durée de son élévation. 
Pour remédier à celte insuffisance des manomètres ordinaires 
dans celte sorte d'évaluation, nous avons fait intervenir une résis- 
tance à vaincre, et cela en augmentant les frottements. Les varia- 
tions de tensions se traduiront alors en raison de leur durée et de 
1) Poiseuille, Journal de Magendie, 4. VIT. 
g 
