B 
SUR LA CIRCULATION DU SANG. DDEI 
leur intensité, par la quantité de frottements qu'elles auront vaincu, 
c’est-à-dire par le travail qu’elles auront accompli. 
Notré appareil se compose (fig. 6) d’un manomètre à air libre 
et à mercure, dans lequel une partie du tube de communication 
est constituée par un capillaire très fin (4), la partie qui contient 
le mercure m étant au contraire très large. De l'inégalité de dia- 
mètre entre ces deux parties, il résultera que le manomètre 
mettra un temps très long pour prendre la tension et s’équilibrer 
(à cause des nombreux frottements que devra subir dans le capil- 
laire € la quantité de liquide nécessaire à élever la colonne mer- 
curielle). Nous allons voir comment ces frottements servent à 
prendre les moyennes entre les diverses tensions. 
Nous démontrerons d’abord que, si les maxima et les minima 
de tension ont des durées égales, la colonne du manomètre s’ar- 
rêtera, sensiblement immobile, en un point moyen entre les hau- 
teurs que donnerait cette colonne, sil’instrument était en équilibre 
avec la tension maximum et la tension minimum. Ensuite nous 
verrons que, si les durées sont inégales pour le maximum et le 
minimum de tension, le niveau manométrique s'éloigne d’autant 
plus de la position moyenne que l’inégahté de durée est plus 
grande. 
Théorème premier. 
Lorsqu'un manomètre offre assez de frottement pour que son 
ascension complète, sous une pression donnée, exige un temps 
considérable (soit une minute); si la pression n’agit que toutes les 
deux secondes et pendant une seconde, la colonne manométrique 
montera avec des oscillations mégales d’abord, mais dont la par- 
lie ascendante ira toujours en décroissant et la partie descendante 
en Croissant, jusqu’à ce que ces deux parties soient égales. A ce 
moment, la colonne ne montera plus, et la moyenne entre le maæi- 
mum el le minimum de l’oscillation sera aussi la moyenne entre le 
zéro du manomètre el le point maximum qu’'atteindrait la colonne 
si la pression agissait complélement. 
(1) Là Mg. 6 offre trois de ces manomètres dans lesquels le tube capillaire a 
été coudé pour donner moins de hauteur à l'appareil. 
