SUR LA CIRCULATION DU SANG: 399 
de sa continuité même, en produisant un mouvement accéléré, le 
levier sphygmographique ne saurait être soulevé au premier 
instant. En effet, pour percevoir l'augmentation de tension, il faut, 
avons-nous dit, déprimer le tube avec une certaine force, c'est-à- 
dire que si, pour fixer les idées, nous représentons par 100 Ja 
pression du liquide à l’intérieur du tube, la pression du levier de- 
vra lui être un peu supérieure, soit 105. Il s'ensuit que la force 
additionnelle ne pourra soulever le sphygmomètre dans le premier 
instant, que si elle est supérieure à 5 à ce moment ; ou si elle est 
inférieure à ce nombre, elle ne le soulèvera que lorsque, dans sa 
marche croissante, elle aura acquis une force égale à 5, ce qui 
exige un certain lemps. 
La figure 9 représente trois lignes sinueuses superposées, dont 
chacune est formée par les oscillations d'un sphygmographe : l’in- 
férieure est tracée par le sphygmographe le plus rapproché de 
l'orifice d'entrée, la ligne du milieu par le sphygmographe À 
(figure 6), et la plus élevée, n° 3, par le dernier sphygmo- 
graphe. 
Si l’on examine sur chacune de ces lignes la première oscilla- 
tion, on voit que les ue: de l'ascension du levier semblent se 
faire de plus en plus tôt, à mesure que la pulsation est prise plus 
près de l’orifice d'entrée; mais on voit aussi que l’angle, sous le- 
quel la ligne d’asceusion se sépare, est d'autant plus ouvert qu’on 
est plus près de l'entrée du tube ; aussi ce point est-il sur la ligne 
n° 4 plus facile à percevoir que partout ailleurs. 
Si à celte cause d'erreur, dépendant du degré d’obliquité dé 
l'ascension, nous ajoutons (ce que nous avons signalé plus haut), 
que le levier ne peut être soulevé que lorsque la force addition- 
nelle a acquis une intensité plus grande que la force qui déprimait 
le tube, on se rend très bien compte du mode de production du 
relard dans l'ascension qu'on trouve sur certains tracés sphyg- 
mographiques. 
Il reste à prouver qu'il n'y pas de retard réel, et pour cela 
nous avons eu recours à un moyen plus sensible que le levier 
sphygmographique : à l’oscillation d'un manomètre à liquide peu 
dense, et offrant le moins de frotlements possibles. 
