Untersuchung von Theilungsfehlern. 84t 



ermittelt. So wie dieser ausgezeichnete Astronom habe ich auch 

 die Theilungsfehler für 5 auf einander folgende Striche be- 

 stimmt, so dass der Anfangspunkt bei jedem Microscopenabstande 

 nach einander 340° 0', 340° 3'. . . 340° 12' war. Meine Untersuchung 

 wurde den 4:ten September begonnen und den ll:ten November 

 1849 beendigt. Jede Reihe der Messungen dauerte im Durch- 

 schnitt 4 Stunden. Ich bestimmte Correctionen für alle Punkte, 

 welche um Vielfache von 3° 45' von 340° 6' abstehen, indem ich 

 wie ßessel für relative Bestimmungen je zwei Microscope erst 

 7° 30' und nachher 11° 15' von einander entfernt sein Hess. Diese 

 Bestimmungen sind auch besonders für jeden von 5 Strichen 

 mit 2 um 180° von einander abstehenden Microscopenpaaren und 

 in 2 um 180° verschiedenen Lagen des Kreises gemacht worden. 



9. 



Da nach der von mir befolgten Methode die Correctionen 

 von u — u, (wenn u und u Punkte des Kreises sind), nicht gefun- 

 den werden sondern die mittlere Correction von u' — u und von 

 180°+ u — (180°+ u), so ist der Anfangspunkt jedes Bogens, des- 

 sen Correction gesucht wird, sowohl u als 180°+ u, und also 

 kam es darauf an, 180° in verschiedene gleiche Theile zu thei- 

 len, und je zwei Microscope in einer Entfernung von einander 

 zu stellen, die gleich einem dieser Theile wäre. Nach Herrn 

 Peters's Beispiel sind meine Microscopenabstande nach einander 



