£46 F- If'OLDSTEPT 



Correclinuen 

 100° 6, 280° ff - (KM9 

 115 6, 295 6 - 0.365 

 130 6, 310 6 - 0.207 

 145 6, 325 6 + 0.3Ü4 



Je zwei Microscope wurden darauf in einer Entfernung von 

 7° 30 von einander gestellt, und der Theilungsfehler jedes in der 

 Mitte zwischen den oben angeführten Punkten gelegenen Punkt> 

 durch \ ergleichung mit sowohl dem folgenden als dem vorher- 

 gehenden bestimmt. Darnach wurden auf derselben \\ eise mit 

 einem Microscopenabstaud von 11*15 alle »chon bestimmten Bö- 

 gen von 22° 30* halbirt, so dass die Correction«« aller um Viel- 

 fache von 3' 45' von 340° 6, 160° 6' entleinten Punkte des Krei- 

 ses entweder absolut oder relativ bestimmt worden sind. Ich 

 werde alle durch Messungen erhaltenen Correctioneu hier zusam- 

 menstellen. 



